§. 1. Vom Multiplicator. 151 



Windiingeu zu senden erlaubt. Von Wichtigkeit unter diesen Combi- 

 nationen sind indess nur die mit 1., 3,, 5, und 6. bezeichneten. Mit 

 Hülfe geeigneter Nebenschliessungen lässt sich dem Multiplicator jeder 

 gewünschte Grad von Unempfindhchkeit geben. Die ^Verminderung des 

 Widerstandes des Multiplicators durch gleichzeitige Benutzung beider 

 Drähte kommt bei thierisch- elektrischen Versuchen kaum jemals vor. 

 Ja, da neuerdings mehrmals .]\Iultiplicatorgewinde dadurch unbrauchbar 

 geworden sind, dass die beiden Drähte sich irgendwo im Inneren metallisch 

 berührten, die Anwendbarkeit des Multipücators als BECQUEEEL'sches 

 Differentialgalvanometer aber vollends entbehrüch erscheint, so habe ich 

 Hrn. Sauerwald gerathen, das einst von Nobili eingeführte Bewickeln 

 der Kahmen mit zwei Drähten überhaupt ganz aufzugeben. Freilich wird 

 das Bewickeln mit nur einem Drahte insofern mühsamer, als doppelt so 

 viele Windungen aufzutragen sind. Dafür legt sich indess ein Draht 

 leichter zurecht als zwei, und man hat die Sicherheit, dass durch einen 

 etwa entstehenden Isolationsfehler nie mehr als höchstens zwei Lagen 

 ausser Wh'kung kommen. 



Der Stromwender muss nicht auf dem Consol angebracht sein, da 

 das Handhaben der Vorreiber die Nadeln erschüttern könnte. 



Unter den Combinationen des Stromwenders fehlt zwar die, deren 

 man bedarf, um die Beruhigung der Nadeln durch Dämpfung möghchst 

 voU- [82] kommen zu bewerksteUigen , nämhch das Schüessen des Mul- 

 tipücators durch einen kurzen metalMschen Bügel. Inzwischen leistet das 

 Schüessen durch die NebenschüessroUe (Combination 5) fast das Nämüche, 

 da es an meinem Multiplicator, beim FaUenlassen der Nadel von der 

 Hemmung, folgende Reihe von Ausschlägen üefert: + 90 — 32 + 

 8-5 — ^6 + 3, die, wie man sieht, mit der ohne ßoUe gewonnenen so 

 zusammenfäUt, dass es auf den Unterschied mcht ankommt. ^ 



Um die Uebersicht der Versuche zu erleichtern, ist es vortheühaft, 

 die Verbindungen so herzusteUen, dass das beobachtete Ende der Nadel 

 sich im gleichen Sinne bewegt, wie der Strom zwischen den Ziüeitungs- 

 gefässen. 



SoUen Ablenkungen, oder Veränderungen derselben, von nur wenigen 

 G-raden beobachtet werden, so wird es, um Täuschungen durch die 

 ParaUaxe der Nadel in Bezug auf die Theilung zu vermeiden, noth- 

 wendig, sich eines Fernrohres zu bedienen, welches so aufgesteüt sein 

 muss, dass es der Nadel in ziemüch hohe Ablenkungen folgen kann. 

 Statt auf die in meinem Werke, a. a. 0. S. 484. 485, beschriebene Art, 



1 [Bei der zuletzt angenommenen Form des Stromwenders wird der Multipli- 

 cator beim Schliessen der Kette in sich stets zugleich auch in sich geschlossen.] 



