§. 2. Vom Gebrauch der Spiegelbussolen. 153 



Avorfenen Lichtbündels siclitl)ar wird. ^ 80 lange indessen die Ladungen 

 der Platinelektroden messende Versuche in diesem Gebiet üljerhaupt 

 vereitelten, fehlte es an einer bestimmten Veranlassung, den Multiphcator 

 für die Spiegelbussole aufzugel)en. Als aber durch Ei^findung der un- 

 polarisirbaren Elektroden dies Hinderniss beseitigt war, wies ich sogleich 

 .auf den Vortheil liin, den jetzt die Spiegelablesung hier verspreche. 

 „Mit den absolut gleichartigen, unpolarisirbaren verquickten Zinkelektroden 

 „zur Ableitung; mit dem Princip der Nebenleitung zur Erzeugung aufs 

 ..Feinste abgestufter elektromotorischer Kräfte jeder Ordnung; endlich 

 ..mit der Spiegelbussole, die, bei gleicher Empfindlichkeit mit dem Nerven- 

 „Multiplicator, keiner schwierigen und vergänglichen Graduirung mehr 

 „l)edarf: steht jetzt nichts mehr in diesem Gebiete," sagte ich damals, 

 ,,der Ausführung messender Versuche entgegen, und eine neue Bahn 

 „■sAichtiger Untersuchungen ist eröffnet.'- - 



[84] In demselben Aufsatz, S. 49. 50, fühi-te ich an, dass meine von 

 Hrn. Saueewald nach Hrn. Wiedemanx's Modell gebaute Bussole, mit 

 12000 Windungen feinen Drahtes versehen, bei 2285"^"^ Abstand der 

 Scale vom Spiegel, ohne dass diesem etwas von seiner Richtkraft ge- 

 nommen werde, bereits eine Empfindlichkeit zeige, die sich der des 

 Nerven-Multiphcators nähere, indem dieser, zwei seiner Grade auf einen 

 Sealentheil gerechnet, innerhall) der ersten 55 '^ allerdings die grössere 

 relative, und innerhall) der ersten 65*^ die grössere al)Solute Empfind- 

 lichkeit l)esitze, darüber hinaus jedoch der Bussole mehr und mehr 

 nachstehe. ^ 



1 S. oben S. 131. Abh. VI. 



2 S. oben Abh. IV. S. 76. TT. 



3 Um dies zu prüfen, hatte ich durch beide Instrumente hintereinander einen 

 von einer beständigen Kette abgeleiteten Stromzweig geschickt, dessen Stcärke durch 

 V^erlängern der Nebenschliessung schi-ittweise erhöht wurde. Mit gleicher abso- 

 luter Empfindlichkeit ist im Obigen gemeint, dass die beiden Instrumente um die- 

 selbe Zahl gleichwerthiger, d. h. also z. B. durch Schätzung gleich sicher in Zehntel 

 zu theilender Abschnitte ihrer Theilung abgelenkt werden, mit gleicher relativer 

 Empfindlichkeit, dass ein gleicher Stromzuwachs einen gleichen Ablenkungszuwaehs 

 bewirkt. Trägt mau auf eine Abscissenaxe , welche die wachsenden Stromstärken 

 bedeutet, die entsprechenden Ablenkungen des Multiplicators und der Spiegelbussole 

 als Ordinaten auf, so liegt die stark gegen die Abscissenaxe concave Multiplicator- 

 curve anfangs über der Geraden, welche den Gang der Bussolenablenlcungen darstellt, 

 bei etwa 55 ist die Tangente an der Multiplicatorcui-ve dieser Geraden parallel, 

 d. h. die relativen Empfindlichkeiten sind gleich, bei etwa 650 schneiden sich die 

 Cui-ve und die Gerade, oder die absoluten Empfindlichkeiten sind dieselben, endlich 

 bei 900 schliesst sich die Curve einer der Abcissenaxe parallelen Geraden asjTnpto- 

 tisch an, während die Gerade bis zu den Grenzen der Scale, 1000 Graden oder 

 500 Scalentheilen entsprechend, ihre Eichtung behält. 



