154 Vin. Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. w. 



Für die meisten Versuche über den Mnskelstrom reicht die Empfind- 

 lichkeit der Bussole in dem bezeichneten Zustand aus. Ein Adductor 

 magnus vom Frosch, auf die Thonscliilder der sogleich zu beschreibenden 

 neuen Zuleitungsgefässe mit Längsschnitt und künstlichem Querschnitt 

 aufgelegt, giebt gegen 300 ""^ (Scalentheile) beständiger Ablenkung. Für 

 den Nervenstrom dagegen ist die Bussole, wegen der linearen Gestalt 

 ihrer Intensitätencurve, unter denselben Umständen noch nicht empfind- 

 lich genug, da ein Ischiadnerv vom Frosch höchsten 25 ^'= beständiger 

 Ablenkung giebt; und ebensowenig würde sie für die negative Schwankung 

 des Muskelstromes des einen Armes ausreichen. Um die Empfindüchkeit 

 zu erhöhen, gebietet man über verschiedene Mittel. Man kann die An- 

 zahl der Windungen, die Entfernung der Scale vom Spiegel, die Yer- 

 grösserung des Fernrohres steigern; man kann [85] endhch auch die 

 Kichtkraft des Spiegels vermindern, indem man die Wirkung der Erde 

 durch die eines passend genäherten Magnetes zum Theil aufhebt. Bei 

 dem letzteren Verfahren gelingt es sehr leicht, auch für die Versuche an 

 Nerven überflüssige Empfindlichkeit herzustellen. 



Welch grosser Vortheil aus dem linearen Gange der Intensitäten- 

 curve an der Spiegelbussole entspringe, auch wenn man keine Messungen 

 bezweckt, bedarf nicht der Erwähnung. Die relative Empfindüchkeit 

 bleibt bei jeder noch verwendbaren Ablenkung die nämhche, und von 

 dem Verhältniss grosser und kleiner Stromstärken erhält man unmittelbar 

 eine richtige Vorstellung, statt des mehr oder weniger verzerrten Bildes, 

 welches jede andere galvanometrische Vorrichtung davon entwirft. Die 

 Spiegelbussole erfüllt ohne Weiteres das Bedürfniss der Elektrophysiologie 

 nach einem Galvanoskop von grosser Empfindüchkeit bei kleiner 

 Schwingungsdauer des magnetischen Sj^stems. Die starke Dämpfung der 

 Schwingungen durch die Kupferhülse ist in unseren Versuchen, wo es 

 sich, wie ich zeigen werde, auch bei unpolarisirbaren Zuleitungsgefässen 

 noch stets um unbeständige Ströme handelt, von unschätzbarem Nutzen. 

 Nimmt man hinzu, dass die Spiegelbussole von allen Schwierigkeiten der 

 Handhabung, die dem Multipücator mit astatischem Nadelpaar stets an- 

 haften werden, frei ist, und dass ihr Preis, mit Inbegrifl" eines Stein- 

 HEüi'schen Fernrohrs, den eines Multiplicators ersten Ranges lange nicht 

 erreicht, so drängt sich die Frage auf, ob nicht überhaupt der Multipü- 

 cator ganz für die Spiegelbussole aufzugeben sei. Wirküch muss ich 

 sagen, dass ich selber mich seit jenem Zeitpunkte mit grossem Vortheil 

 der Bussole fast ausschüesslich zu meinen Untersuchungen bedient habe. 



Inzwischen hat diese auch ihre Mängel. Sie verlangt zu ihrer Auf- 

 stellung Räumlichkeiten, über die nicht Jeder verfügt; und obschon ein 

 Multipücator, Avie eben bemerkt wurde, theurer sein kann, als Bussole 



