156 VIII. Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. \v. 



galvaiiometrische Yorrichtiiiig sind, so habe ich nicht für unnütz gehalten, 

 hier noch einmal auf deren Handhabung zurückzukommen. 



[87] Die Theorie der Spiegelbussolen findet sich an verschiedenen 

 Stellen so vollständig entwickelt und ihre Behandlung ist so einfach, dass 

 darüber nichts weiter zu sagen ist. Doch will ich bemerken, dass ich 

 mich bei längerem Gebrauch der Spiegelablesung zu elektroiDhysiologischen 

 Zwecken nicht in die von den magnetischen Beobachtungen herstammende 

 Oewohnheit habe finden können, eine in 1000 """^ getheilte Scale so an- 

 zuwenden, dass der Faden ungefähr mit der Mitte ihrer Länge zusammen- 

 fällt. Bei messenden Versuchen nach vorher bestimmtem Plane, deren 

 Ergebnisse rechnend verwerthet werden sollen, mag dieses Verfahren am 

 Platze sein. Bei qualitativen Versuchen dagegen, wo es darauf ankommt, 

 das Ergebniss* augenbücküch zu fassen um darauf weiter zu bauen, ziehe 

 wenigstens ich die unmittelbare Anschauung einer Zahl, deren Gewinnung 

 durch Subtraction zweier viersteUigen Zahlen von einander vor. Meine 

 Scale hat daher den Nullstrich in der ]\litte, und ich verschiebe sie vor 

 jedem Versuch mittels Zahn und Trieb so, dass der Faden den Null- 

 strich deckt. Entsprechend der oben S. 151 für die AufsteUiüig der 

 Multiphcatoren gegebenen Regel ist die Anordnung getroffen, dass der 

 Faden sich im Fernrcjir über die Scale scheinbar in der Richtung be- 

 wegt, wie der Strom zwischen den Zuleitungsgefässen auf dem Tisch vor 

 mir. Um aber auch, wenn das Scalenbild unbeweghch abgelenkt ist, den 

 Sinn sofort zu erkennen, in dem dies geschah, sind die Zalilen der im 

 Fernrohr rechts erscheinenden Scaleuhälfte roth, die der anderen wie 

 gewöhnlich schwarz mit der Schablone aufgetragen. ^ 



1 Zu meiner Freude erfuhr ich, nachdem der vorliegende Paragraph im Wesent- 

 lichen druckfertig war, auf der Eeise durch Göttingen gegen Ende April d. J., von 

 Hrn. Professor Meissner, dass er sich mit dem im Bau der Instrumente mit 

 Spiegelablesung so erfahrenen Hrn. Inspector Meyerstein verbunden habe, um ein 

 für elektrophysiologische Zwecke geeignetes Galvanometer der Art zu Stande zu 

 bringen. Dasselbe ist seitdem unter dem vielleicht nicht ganz bezeichnenden Namen 

 eines Elektrogalvanometers in Henle's und Ppeuffer's Zeitschrift (3. Reihe. Bd. XI. 

 S. 193) und in Poggendorff's Annalen (1861. Bd. CXIV. S. 132) beschrieben 

 worden, und seine Leistungen lassen, wie es scheint, kaum etwas zu wünschen 

 übrig. Der Magnetstab, mit dessen Hülfe die Richtkraft des beweglichen Magnetes 

 verkleinert wird, ist hier gleich an dem Instrument in passender Weise angebracht, 

 wodurch die Aufstellung sehr erleichtert wird. 



Sinnreich, und den Verfassern eigenthümlich , ist die Spaltung dieses Hülfs- 

 magnetes in einen stärkeren unverrückt bleibenden, und einen schwächeren verschieb- 

 baren, wodurch erreicht wird, dass man, um eine hinreichend kleine Abänderung 

 der Wirkung auf den aufgehängten Magnet auszuüben, nicht, wie es sonst der Fall 

 sein würde, einer ausserordentlich feinen Einstellung des festen Magnetes bedarf 



