§. 8. Von den Vorrichtungen zum elektrischen Tetanisiren. 169 



dass ihm von allen elektrophj'siologischeii Yorrichtungeu wohl die grösste 

 Verhreitiiiig zukommt. 



[100] Eine wichtige Veränderung des Magnetelektromotors ist neuer- 

 dings von Hrn. Helmholtz angegeben worden. Da ich diese in den 

 Monatsberichten der Akademie ausführlich besprochen habe, so verweise 

 ich auf jene Stelle.^ Dort findet sich auch das Nöthige gesagt für den 

 Fallj dass man congruenter Wechselströme bedarf. Hier bleibt mir 

 danach nur wenig zu erwähnen übrig. 



Bei fortgesetzter Erfahrung hat es sich gezeigt, dass die Länge des 

 Geleises, wie ich sie ursprünglich für phj'-siologische Zwecke angab, wobei 

 die Mittelpunkte der Axen beider Rollen höchstens 35'^"^ von einander 

 entfernt wurden, nicht ausreicht, indem der Oeffnungsschlag oft noch 

 weit über diesen Abstand hinaus Zuckung erregt. Die HH. Siemens und 

 Halske liefern die Magnetelektromotore für physiologische Zwecke daher 

 jetzt mit einem Geleise, welches jenen Mittelpunkten etwa 90°"' Abstand 

 zu geben gestattet. Da dies Geleise für gewöhnlich unbequem wäre, so 

 besteht es aus zwei durch ein Scharnier verbundenen Hälften, von denen 

 die von der Hauptrolle entferntere, wenn sie nicht gebraucht wird, unter 

 die vordere geklappt wird. Eine auf Papier gedruckte Älillimetertheilung 

 ist der einen Scliiene des Geleises entlang geklebt, und ein darüber 

 gleitender Zeiger am Schlitten erlaubt mit ausreichender Schärfe dessen 

 Stellung abzulesen. 



Zu den Von-ichtungen , die im elektrophysiologischen Laboratorium 

 unentbehrüch sind, gehört der HALSKE'sche Unterbrecher. ^ Er dient als 

 elektromagnetische Maschine um den jSTerven mechanisch zu tetanisiren.^ 

 Er lässt sich in jedem Augenbück mit jedem beüebigen Paar ßoUen 

 verknüpfen, und stellt alsdann einen Magnetelektromotor dar. Als solcher 

 erlaubt er eine viel langsamere Folge der Inductionsströme, als der mit 

 dem gewöhnlichen Magnetelektromotor verbundene Unterbrecher, was 

 manchmal von Wichtigkeit ist. So gewährt er z. B. die Möglichkeit, 

 das Verschmelzen einzelner Zuckungen zu einem stetigen Tetanus zu ver- 

 anschauüchen , indem man ihn bei ganz freier Hülfsfeder und schwach 



dasselbe A''erhältniss zu einander behalten, was beim Entfernen der beiden Eollen 

 von einander nur für den Anfangsstrom der Fall ist, dessen physiologische Wirkung 

 neben der des Endstromes verschwindet. S. den in der folgenden Anmerkung ange- 

 fühi-ten Aufsatz, S. 387. — Vergl. auch Fortschritte der Physik im Jahre 1850 und 

 1851 u. s. w. VI. und VII. Jahrgang. Berlin 1855. S. 736. 



1 Sitzung vom 26. Juni 1862. „lieber den zeitlichen Verlauf der Inductions- 

 ströme". — S. unten Abh. X. 



2 Poggendorff's Annalen u. s. w. 1856. Bd. XCVII. S. 641. 



3 Heidenhain, Physiologische Studien. Berlin 1856. S. 129. 



