174 VIII. Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. w. 



Schlüssel anwenden, avo von einer Yorrichtung zur anderen Drähte durch 

 das Zhnmer zu führen smd, um zu verhüten, dass durch Zerren an den 

 Drähten die Yomchtunoen erschüttert oder herabgerissen werden.^ 



§. X. Vom Gebrauch des Schlüssels beim Tetanisiren 

 [105] durch Inductiunsströme. 



Besoudere Erwähnung verdient der Gebrauch des Schlüssels beim 

 Tetanisiren durcÜ Inductionsströme. Es handelt sich darum, die Ströme 

 des Magnetelektromotors oder der SAXTON'schen Maschine in einem ge- 

 gebenen Augenbhck auf Nerv oder Muskel möghchst bequem und ohne 

 die Gefahr einwirken zu lassen, dass unipolare Zuckimgen den wirküch 

 beabsichtigten voraufgehen. Zu verwerfen ist im Allgemeinen das Ver- 

 fahren, die beiden Enden des inducirten Kreises, während die Feder des 

 Magnetelektromotors spielt oder das Rad der Maschine gedreht wird, den 

 thierischen Theilen anzulegen. Nicht allein, weil dabei unipolare Zuckung 

 stattfinden kann, sobald das Anlegen beider Enden nicht vollkommen 

 gleichzeitig oder innerhalb eines stromlosen Zeitabschnittes geschieht, son- 

 dern auch, weil man die Enden nicht sofort in die Lage an den thierischen 

 Theilen zu bringen vermag, in der man die Wirkung der Ströme zu 

 beobachten wäinscht, und weil man die Freiheit der Hände für andere 

 gleichzeitige Verrichtungen, und die der Aufmerksamkeit für den Erfolg 

 des Tetanisirens selber, einbüsst. Man wird also, ^ne ich dies von Anfang 

 an empfohlen habe, die tliierischen Theile zuerst sicher auf den Elek- 

 troden einrichten, und dann die Ströme in sie einbrechen lassen. Dies 

 darf aber nicht etwa so geschehen, dass man, während die Feder spielt 

 oder das Rad gedreht wird, den inducirten Kreis schhesst. Dabei \vürden 



1 Um den Verkehr nicht zu hemmen, werden die Drähte dabei von den Vor- 

 richtungen zuerst steil empor und dann erst wagerecht Schnüren entlaug geführt, 

 die in Eeichhöhe in den nöthigen Richtungen dauernd ausgespannt sind. Man hängt 

 4ie Drähte daran mittels Haken aus Glas oder Guttapercha auf. 



Ein Fehler, der beim Zusammenstellen elektrophysiologischer Vorrichtungen oft 

 begangen wird, und der grosse Unbequemlichkeiten verursacht, ist der Gebrauch zu 

 dicker Leitungsdrähte. Abgesehen von dauernden Leitungen, wozu mit Kautschuk 

 u. d. m. isolirte Telegi-aphendrähte am besten sind, werden in meinem Laboratorium 

 drei Drahtdicken geführt: Draht von 0-6™™ Durchmesser flu- primäre Liductions- 

 kreise; von 0'4™»n für die Fälle, wo thierische Theile im Kreise sind; und solcher 

 von nur etwa O-lomm füi- sehr bewegliche Verbindungen. Die beiden ersten Sorten 

 sind mit Baumwolle von verschiedener Farbe besponnen, und diese mit Wachs ge- 

 tränkt; die dritte ist der zu thierisch-elektrischen Multiplicatoren übliche mit Seide 

 besponnene Draht. Von grösster Wichtigkeit ist, dass sämmtliche Schraubenklemmeu 

 auch den feinsten Draht sofort sicher fassen. 



