§.11. Vom Compensator, einer elektromotorischen Messvorrichtung. 179 



1^110] und man l)raucht nur das Yerhältniss 7. : C zu l)estiminen , oder, 

 wenn L in Bezug auf JV l)ekannt ist, das von l : L, um das Yerhält- 

 niss y : E, oder den Werth von y als Bruchtheil der elektromotorischen 

 Kraft der Maasskette, zu erfahren. 



Dies ist, wie ich kaum zu sagen brauche, nichts als eine leichte 

 Abändenmg der von Hm. Poggendoeff angegebenen Compensations- 

 methode zur Messung der elektromotorischen Kraft unbeständiger Ketten.^ 

 Die Yortheile dieser Methode sind wesentlich folgende. 1. Man umgeht 

 die Schwierigkeiten, die bei jedem anderen Yerfahren aus der Polarisation 

 der Elektroden erwachsen, dadurch dass man den Strom gar nicht zu- 

 stande kommen lässt, sondern, wie Hr. Poggendoeff sich ausdrückt, 

 gleichsam nur die Tendenz zu seiner Entstehung misst. 2. Eine einzige 

 Bestimmung, wobei die zu messende Kraft in Betracht kommt, hefert 

 deren Werth. Die Genauigkeit der Messung selber wird also auch durch 

 solche Schwankungen der Kraft nicht beeinträchtigt, welche unabhängig 

 ^on der Herstellung des Stromes eintreten. 3. Der Widerstand des Mul- 

 tipücatorkreises fällt aus der Bedingungsgleichuug für das Verschwinden 

 des Stromes in diesem Kreise heraus. Dieser Widerstand braucht kein 

 beständiger zu sein, und es kommt auf die Widerstands-Schwankungen 

 nicht an, deren Sitz die Berülirungsstelle des Nebenschhessdrahtes und 

 des beweglichen Endes r des Multiplicatorkreises leicht wird. 4. Die 

 genaue numerische Yergieichung der elektromotorischen Kräfte kann der- 

 gestalt geschehen ohne einen gradiürten Multiplicator oder sonst eine 

 galvanometrische Yorrichtung, da es sich nicht darum handelt, wie stark 

 ein zu l)eobachtender Strom sei, sondern nur darum, ob ein Strom vor- 

 handen sei oder nicht. 



Da aus den thierisch-elektrischen Yersuchen die Polarisation der 

 metallischen Elektroden jetzt verbannt ist, so könnte es scheinen, als 

 habe der unter 1. aufgefühi-te Umstand für uns an Gewicht verloren. 

 Wegen der inneren Polarisation sind indess die thierischen Erreger noch 

 immer den Ketten von unbeständiger Kraft beizuzählen (vergl. oben 

 S. 161. Anm. 2), und die durch das Absterben u. d. m. bedingte Ab- 

 nahme ihrer Kraft macht auch den zweiten Punkt im höchsten Grade 

 schätzbar. Der Compensationsmethode in einer oder der anderen Form 

 \Aird man sich daher noch stets am besten [111] bedienen, um die elek- 

 tromotorische Kraft der Muskebi und Nerven mit derjemgen bekannter 

 galvanischer Combinationen, z. B. eines Daniells, in Beziehung zu setzen. ^ 



1 Annalen u. s. w. 1841. Bd. LIY. S. 161. 



2 Hr. JüLES Eegnauld hat dies mit Hülfe seines Compensationsverfahrens 

 durch thermoelektrische Ketten zu thun angefangen (Comptes rendus etc. 15 Mai 

 1854. t. XXXMH. p. 891), Hr. Poggendoeff hat bereits mit Eecht bemerkt, dass 



12* 



