182 VIII. Beschreibung einiger Vorrichtungeu und Versuchsweisen u. s.w. 



Es bedarf also, bei letzterem Schema, noch stets einer gewissen- 

 Rechnung, imi die relative Grösse der Ki-aft zu finden, während in 

 unserem Falle dazu nichts gehört, als die Messung der Strecke iVr 

 (Fig. 9), der Entfernung der Enden des Multiplicatorkreises auf dem 

 Nebenschhessdraht, der ja der Widerstand X proportional ist. Mit einem 

 Wort, am Nebensclüiessdraht, wie wir ilm anwenden, misst sich die 

 elektromotorische Kraft, wie das Zeug au der Elle. So viel ich weiss, 

 ist diese merkwürdige Eigenschaft unseres Schema's bisher der Aufmerk- 

 samkeit der Elektriker entgangen. 



Hr. PoGGENDOEFF empfiehlt die Messung so anzustellen, dass man 

 bei einer passenden Länge der Kebenleitung den Multiplicatorkreis einen 

 Augenblick schliesst, um zu sehen, ol) und wohin noch ein Ausschlag 

 erfolge, oder ob und in welchem Sinne man jene Länge noch zu ver- 

 ändern habe um sich dem Gleichgewicht zu nähern, und so tastend fort- 

 fährt, bis man die Länge getroffen hat, bei der die Nadel auf Null ver- 

 harrt. Zu dieser Vorschrift zwangen ilni die Ladungen der unbeständigen 

 Combination, deren elektromotorische Kraft zu messen er sich vorgesetzt 

 hatte. Bei Abwesenheit merklicher metallischer Ladungen in unserem 

 Falle könnte mau jetzt so verfahren wollen, dass man bei geschlossenem 

 Multiplicatorkreise die Länge der Nebenleitung so lange veränderte, bis 

 die Nadel nach dem Nullpunkt zurückkehrte. Inzwischen bleibt noch 

 immer rathsam, die Messung nach der von Hrn. Poggexdoeff ange- 

 gebenen Art zu leiten, weil man so die innere Polarisation der tliierischen 

 Theile vermeidet (s. oben S. 16L Anm. 2). Ausserordentlich bequem 

 zeigt sich übrigens dabei, wegen der Dämpfung der Schwingungen, der 

 Gebrauch der Spiegelbussole, so dass sie dadurch sofort an Bedeutung 

 für dieses Gebiet wiedergewinnt, was ihr der Compensator, indem er die 

 Messungen von Stromstärken überhaupt in den Hintergrund drängt, 

 daran zu nehmen drohte. Das beste Multiplicatorgewinde wird aber auch 

 hier, wie leicht ersichtlich, das sein, welches sonst für den Nerven- oder 

 Muskelstrom das passendste gewesen wäre. 



[114] Bereits an der vorher beschriebenen rohen Vorrichtung kann 

 man die Läugenmessung des Nebenscliliessdrahtes mit einer für die 

 meisten Zwecke hinreichenden Genauigkeit vornehmen, wenn man 

 unter den Messingdraht eine gedruckte Millimeterscale klebt. Bei den 

 angegebenen Verhältnissen genügt der Messingdraht, um von dem Strom 

 eines einzigen Daniells einen Zweig abzuleiten, der den Muskelstrom im 

 Multiplicatorkreise überwiegt. Nichts verhindert, wenn dieser Draht 

 gelegentlich nicht ausreichen sollte, ilm durch einen längeren oder dün- 

 neren zu ersetzen, zwei DanieU nebeneinander anzuwenden, oder noch 

 besser, die DANiELL'sche Kette durch die GEOVE'sche zu ersetzen. 



