§. 11. Vom Conipensator, einer elektromotorischen Messvorrichtung. 183 



Mehrere Daniell hintereinander hellen nicht viel, weil der Widerstand 

 des Messingdrahtes schon gegen den eines Daniells nur klein ist. 



Vollkommener und bequemer wird der vorgesetzte Zweck erreicht 

 durch das in Fig. 6 Taf. I im Aufriss und in halber natürlicher Grösse 

 vorgestellte Instrument, welches die Werkstatt der Hrn. Siemens und 

 Halske üefert. Diese Eigur ist nur bestimmt, eine allgemeine Vor- 

 stellung von der Gestalt des Instrumentes zu geben, dessen sämmthche 

 Theile im Einzelnen verständlich zu machen, zu viel Abbildungen er- 

 fordert hätte. Der Stromlauf in dem Instrument erheUt aus Eig. 11. 



An Stelle des Messingdrahtes tritt hier ein Platindraht von 1 '"™ 

 Dicke bei gleicher reducirter Länge mit jenem, iiämüch nur etwa 370"'™ 

 lang. Anstatt diesen Draht gerade auszuspannen, das eine Multiphcatorende 

 daran verschiebbar, und dessen Entfernung vom anderen an einer Längen- 

 theilung messbar zu machen, zog Hr. Halske es vor, ihn gleichsam hi 

 Gestalt einer einzigen, sehr sorgfältig gearbeiteten Agometer-AVindung 

 um den isohrenden Umfang einer kreisrunden Scheibe zu biegen, und 

 an Stelle der Messung jener Entfernung die Messung einer Drehung der 

 Scheibe um ihre Axe zu setzen. Diese Einrichtung verspricht einen drei- 

 fachen Vortheil. Erstens nimmt das Instrument keinen grösseren Raum 

 ein, als etwa ein fünfzöUiger Azimuthalkreis. Zweitens bewegt sich der 

 Draht, und das daran verschiebbare Multiphcatorende bleibt stehen. Man 

 hat also diesem nicht mit dem Auge behufs der Ablesung über eine 

 Strecke von fast vier Decimetern zu folgen, sondern die Ablesung ge- 

 schieht an einem festen Zeiger. Drittens stellt sich der Preis des In- 

 strumentes niedriger als bei der anderen Gestalt, weil die Anfertigung 

 winkelmessender Instrumente geläufiger, als die von [115] Läiigen- 

 Messvorrichtungeu ist, und die meiste Arbeit daran sich auf der Dreh- 

 bank ausführen lässt. 



In Fig. 11 ist NOr'rS der Nebenschhessdraht. Man sieht um in 

 Fig. 6 Taf. I. bei rr' in einer Nuth am Umfang eines gut abgedrehten 

 Ringes aus Kammmasse, von 65'"™ Halbmesser, aufgewunden, welcher 

 eine Messingscheibe umgiebt, deren Obei-fläche den getheilten Kreis trägt. 

 Die beiden Enden des Drahtes N, S, welche in Eig. 6 unsichtbar sind, 

 stehen ein für allemal in Verbindung mit den Klötzen v, g eines Stöpsel- 

 umschalters, der in der Mitte der Scheibe angebracht ist. Die beiden 

 anderen Klötze 1 und 2 des Umschalters stehen ihrerseits durch die in 

 Fig. 11 sichtbaren Schraubenklemmen 1-^, 2"^, und durch Drähte, welche 

 in der hohlen Axe des Instrumentes verlaufen, in Verliindmig mit den 

 Klemmen I und n an dessen hölzernem Fussgestell. Diese sind zur 

 Aufnahme der Enden der Maasskette D Ijestimmt, und der Umschalter 

 wird so gestellt, dass der im ]\Iultiplicatordraht kreisende Stromzweig der 



