§.11. Vom Conipensator, einer elektromotorischen Messvorriclitung. 185 



Übrigens die vier Schrauljeu I — IV ;ui der Seite des Instrumentes, wo sich 

 die das ßöllclieiij den Zeiger und die Lupe tragende Säule erhebt. 



Die Theikmg ist keine gewühnhche Kreis-, sondern eine Decimal- 

 theilung, und zwar ist der Umfang der Scheibe, in der Ausdehnung in 

 der sie vom Draht nmspanut wird, in 1000 Tlieile getheilt. Um den 

 jSTullpunlvt dieser Theihmg mit dem Zeiger zusammenfallen zu machen 

 bei der Stellung des Köllchens, wobei der Stromzweig der Maasskette im 

 Multiplicatorkreise NuU ist, oder wobei der Berührungspunkt von Röllchen 

 und Draht mit dem von Draht und Platinsteg zusammenfallen \nirde, 

 wenn der Draht keine merkliche Dicke besässe, diente mir folgender 

 Kunstgriff. Es heisse der gesuchte Berührungspunkt 0, so ist klar, dass, 

 wenn das RöUchen einen Punkt des Nebenschliessdrahtes zwischen N uiid 

 berührt, der Stromzweig der Maasskette im ]\Iultiplicatorkreise die um- 

 gekehrte Richtung hat ^on der die ihm zukommt, wenn sich das RöU- 

 chen von N aus jenseits befindet. Ich brachte also an SteUe der 

 Maasskette zwei als zusammengesetzte Kette verbundene GEOVE'sche Ele- 

 mente der grösseren Art, verband III und IV durch einen MultipUcator, 

 und suchte die Stellung des Nebenschliessdrahtes am Röllchen auf, die 

 sich mit äusserster Schärfe bestimmen hess, wobei der Stromzweig im 

 Multiplicator seine Richtung wechselte. Bei dieser Stellung schraubte 

 ich den bis dahin seitüch verschiebbaren Zeiger dergestalt fest, dass der 

 Strich darauf mit dem Xullstrich der Theilung zusammenfi.eL In der 

 nächsten Umgebung des Punldes ist es nicht zu verlangen, dass die, 

 sonst an dem Instrument zu erwartende, einfache Beziehung zwischen ?/ 

 und der Länge der Strecke 0/- stattfinde, weil der Platindraht verhält- 

 nissmässig zu dick ist, um als huearer Leiter zu gelten. Doch scheint 

 dieser Umstand, -wie mr sogleich sehen werden, schon in sehr geringer 

 Entfernung keinen Einfluss mehr zu üben. 



Die Leistungen des Instrumentes im Versuch zu pilifeu, müsste 

 man eine Anzahl beständiger elektromotorischer Anordnungen nehmen, 

 deren Gesammtkraft der eines Muskels etwa gleichkäme, und l)ei ^'er- 

 schie- [117] denen Widerständen im Maasskettenzweige 1, 2, 3 ... da- 

 von im Multiplicatorzweige compensiren. Das Verhältniss der dazu 

 nöthigen Längen des Nebenschhessdrahtes müsste dabei stets dasselbe 

 bleiben. Als ich diesen Versuch mittels Säure-Alkali-Ketten in's Werk 

 setzte, fand sich, dass diese durchaus nicht hinreichend beständig waren, 

 um sie zur Prüfung eines Messwerkzeuges zu verwenden.^ Thermoelemente, 

 gleich denen von Hrn. Jules Regnaüld, deren etwa 6 dem Strom 



1 [Vergl. §. VIT. der Abliandlung: „lieber die elektromotorische Kraft der 

 Nerven und Muskeln" im Archiv für Anatomie u. s. w. 1867 und im zweiten Bande 

 dieser Sammlung.] 



