186 VUI. Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. w. 



zwischen natürlichem Längs- und künsthchem (Querschnitt die Wage 

 halten (s. oben S. 179. Anm. 2), würden vielleicht das Richtige sein. 

 Ich habe noch nicht Zeit gehabt, den Versuch mit solchen Ketten zu 

 wiederholen. 



Es gab aber noch eine andere, mittelbare Art, sich der Brauchbar- 

 keit des Instrumentes zu vergewissern. Bei der Sicherheit der Theorie, 

 aus der das Princip seiner Construction geschöpft ist, könnte diese 

 Brauchbarkeit nur dadui'ch beeinträchtigt sein, dass der Widerstand des 

 Nebenschüessdrahtes nicht proportional seiner Länge wüchse. Man 

 braucht also, um das Instrument zu prüfen, nur irgend eine Reihe von 

 Messungen damit anzustellen, bei denen sich ergiebt, ob gleichen Längen 

 des Platindrahtes gleiche Widerstände entsprechen oder nicht. Eine 

 Prüfung der Art beruht auf der Bemerkung Peteina's, ^ dass, wenn ein 

 Kreis irgendwo in zwei Nebenleitungen A und B gespalten ist, und der 

 Widerstand von A verschwindet gegen den von B und gegen den der 

 Hauptleitung, wie wir die ungespaltene Stromstrecke nennen wollen, 

 die Stärke des Stromzweiges in B dem AViderstande von A annähernd 

 proportional sei. Behält man die oben gebrauchten Bezeichnungen bei, 

 so ist die Stärke des Stromzweiges der Maasskette im Multipücatorkreise 



I = ^±± (im 



Lässt man l gegen C und 3f verschwinden, so bleibt übrig 



Um diese Beziehung zur beabsichtigten Prüfung zu verwenden, nahm 

 ich zwischen die lüemmen III und IV die Tangentenbussole mit Spiegel- 

 ablesung und 12000 Windungen auf, an der die Ablenkungen den Strom- 

 stärken so [118] nahe proportional sind, dass die Abweichung zu ver- 

 nachlässigen ist; zwischen die Klemmen I und 11 aber eine mehrgliederige 

 GEOVE'sche Säule und einen angemessenen Widerstand. Es zeigte sich, 

 selbst innerhalb der ersten 5 Tausendtel, einer Strecke also von noch 

 nicht 2'""* vom Nullpunkte, die bestmögüche Uebereinstimmung. Dies 

 Ergebniss war um so befriedigender, als bei dieser Art des Versuches 

 der veränderMche Widerstand zwischen PlatinröUchen und Nebenschhess- 

 draht nicht aus der Rechnung fällt, wie bei der Anwendung des In- 

 strumentes zum Compensiren. Es lehrt zugleich, dass, wenn man es 

 wünschen sollte, man sich des Compensators sehr bequem bedienen 

 kann, um die empirische Gradmrung eines Multiplicators nach Petrina 

 auszuführen. 



1 Poggendorff's Annalen u. s. w. 1842. Bd. LVI. S. 328. .\nm.; — 

 Bd. LVII. S. 111. 



