§.11. Vom Compeusator, einer elektromotorischen Messvorrichtung. 187 



Am Ende S ist der Platindraht wieder über eine scharfe Platin- 

 kaiite gespannt, welche dem tausendsten Strich der Theihmg entspricht. 

 Da man somit das Yerhältniss X : L stets unmittelbar abhest, so gehört 

 sich's, um die am CJonipensatur gewonnenen Bestimmungen der elektro- 

 motorischen Kraft auf die Kraft der Maasskette als Einheit zu beziehen, 

 nur noch, dass man das Yerhältniss L zu PF kenne. Dies zu finden 

 hat natürüch im Allgemeinen keine Schwierigkeit, doch ist zu bemerken, 

 dass in gegenwärtiigem Falle die Bestimmung der Natur der Dinge 

 nach keine sonderlich scharfe werden kann, weil das Yerhältniss ein 

 zu kleines ist. 



Ein Umstand, der beim Gebrauch des Compensators Beachtung 

 verdient, ist die Erwärmung des Nebenschliessdrahtes durch den Strom. 

 Nimmt man als Maasskette eine GROVE'sche Kette, so wird die Er- 

 wärmung sehr fühll)ar, falls man nicht längere Zuleitungsdrähte an- 

 wendet; mit einem Daniell ist sie unmerklich. Auf alle Fälle macht 

 man sie, sofern es sich nicht um absolute Bestimmungen handelt, da- 

 durch unschädlich, dass man den sich bald einstellenden stationären 

 Zustand abwartet. 



Dass man hei allen Yersuchen, wobei die Kette dauernd durch eine 

 kurze Leitung geschlossen ist, besondere Sorgfalt auf deren Beständigkeit 

 verwenden müsse, braucht kaum bemerkt zu werden. 



Zuletzt will ich nicht unterlassen, ausdrücklich hervorzuheben, dass 

 durch die von Hrn. HELivmoLTZ entwickelte Theorie ^ der thierisch- 

 elektrischen Ströme die Bedenken endgültig erledigt sind, die ich am 

 [119] Schlüsse des ersten Bandes meines Werkes (S. 723 ff.) gegen die 

 Anwendung der Methode der Compensation zum Eliminiren des Wider- 

 standes in thierisch-elektrischen Yersuchen erhoben hatte. ^ 



§. XII. Yom Rheochord in seiner Anwendung zu elektro- 

 physiologischen Yersuchen. 



Nachdem mir dergestalt die Anwendung des Princips der Neben- 

 schliessimg zur Abstufung schwacher elektrischer Ströme am Multiplicator 

 geläufig geworden war, lag es sehr nahe, dasselbe auch auf den Fall zu 

 übertragen, wo Nerven und Muskeln Strömen von willkürhch beherrsch- 

 barer Stärke untero^orfen werden sollen, wo es sich z. B. darum handelt, 

 Ströme die Ner\-en treffen zu lassen, welche nicht das Maximum der 

 Zuckung bewirken. 



1 Poggendorff's Annalen u. s. w. 1853. Bd. LXXXIX. S. 211. 353. 



2 [Weiteres über den Compensator s. in der folgenden Abhandlung (IX).] 



