§. 12. Yoiu Rheochord für elektrophysiologisohe Zwecke. 189 



[120] Die von mir eingeführte Abstufung der Stromstärken bei Reiz- 

 Yersuchen mittels des Princips der ^^ebenscliliessung ist anzusehen, als sei 

 an Stelle der unthunlichen Veränderung des Widerstandes die der elektro- 

 motorischen Kraft gesetzt. Der Schhessdraht einer Kette bietet uns, 

 vermöge der darauf stattfindenden Anordnung der Spannungen, ein'e 

 Reihe stetig wachsender Spaunungsunt erschiede dar, die wir den Enden 

 des Nervenkreises — so soll hinfort der jetzt den Ner^-en, früher den 

 Multiplicator enthaltende Zweig heissen — ertheilen können. Es kann 

 sich nur darum handeln, die beste Gestalt zu ermitteln, die zu diesem 

 neuen Zweck der Vorrichtung zu geben sei. Dabei kommt es auf fol- 

 gende Punkte an. 



Erstens muss die Veränderung des Widerstandes des Nebenschüess- 

 drahtes so geschehen, dass weder, wenn man diese Veränderung durch 

 Verschiebung des einen Endes des Nervenkreises am Nebenscliliessdraht 

 bewerkstelMgt, eine Trennung beider, noch, wenn man den Xeljenschhess- 

 draht selber verlängert, eine Oeffnung der jSI'el)enschliessung zu befürchten 

 sei. Im [121] einen Falle würde eine nicht zum Versuch gehörige, 

 vielleicht schädüche, jedenfalls unnütze Erregung stattfinden. Im anderen 

 würde der Nerv plötzlich dem ungeschwächten Strom der Kette aus- 

 gesetzt sein. Dies sind Rücksichten, die den Physikern bei der Ei*findung- 

 der beweglichen Verbindungen an den Rheochorden fremd waren, und 

 welche keine Wahl übrig lassen, als zwischen der von Hrn. Neuäiann 

 herrührenden Quecksill)erverbindung, und federnden Schiebern. Letztere 

 lassen sich auf sehr verschiedene Art einrichten, sie haben aber immer 

 den Nachtheil, dass sie bei häufigem Gebrauche den Draht angreifen. 

 Von diesem Feliler ist die NEUMAJS'N'sche Vorrichtung verhältnissmässig 

 frei und verdient schon daiTim den Vorzug. 



Zweitens muss der Widerstand der Nebenleitung im Vergleich zu 

 dem des Nervenkreises so klein gemacht werden können, dass bei der 

 gewöhnlich angewendeten elektromotorischen Kraft keine merkliche Er- 

 regung des Nerven erfolgt. 



Drittens sollte der Widerstand der Nebenleitung auch wiederum so 

 gross gemacht werden können, dass die durch den Draht bewirkte 

 Schwächung des Stromzweiges im Nen^enkreise nicht mehr in Betracht 



Querschnitt zu bestimmeu. Weun aljer Hr. Harless so gemessene Widerstände 

 thierischer Theile auf neun, ja auf zehn Stellen genau angiebt, während beim 

 Messen metallischer Widerstände mittels der WnEATSXONE'schen Brücke Hr. Sie- 

 mens z. B. sich mit höchstens fünf Stellen begnügt (Poggendorff's Anualen 

 u. s. w. 1860. Bd. CX. S. 1 ff.), so ist dies gewiss nicht geeignet, das Misstrauen 

 zu mildern, womit jeder Physiker sogar auf die erste Stelle in Hrn. Harless 

 Zahlen blicken wird. 



