§. 12. Vom Rlieochord für elektrophysiologische Zwecke. 191 



Die Form der Vorrichtung, der wir ])is jetzt den Yurzug schenkten, 

 w^obei die Hauptleitung immer um ebensoviel verkürzt, wie die Neben- 

 leitung verlängert wird, lässt aus leicht ersichtlichen Gründen die Er- 

 füllung der dritten unter diesen Bedingungen nicht wohl zu. Ohneliin 

 büsst für den gegenwärtigen Zweck unser Schema den Vorzug ein, den 

 es für den Zweck elektromotorischer Kraftmessungen vor dem Poggen- 

 DORFF'schen Schema besitzt, wobei nur die Nebenleitung verlängert värA. 

 Hr. Pflitgee, dem ich im Begimi seiner elektrophysiologischen Forschungen 

 das hier in Rede stehende Verfahren mittheilte, und in dessen Händen 

 es rasch umgestaltend in die Lehre von den ßeizversuchen eingriff, ^ that 

 deshalb wohl daran, bei dem Bau seines grösseren Rheochords zum 

 PoGGENDOEFF'schen Schema zurückzukehren, wobei jene Bedingung leicht 

 erfüllt wd. [123] Hr. Pflüger bestimmte die Länge eines 0-3™"' 

 dicken Neusilberdrahtes, welcher, bei einer zehngüederigen GROVE'schen 

 Säule in der Hauptleitung, als Xel)enleitung zum Nervenki'eise den Strom 

 in letzterem um nur etwa ^/^ schwächt, zu etwa 14™. Er empfand 

 übrigens das Bedüifmss, zum Zweck feiner Abstufung sehr schwacher 

 Ströme, noch ein kleineres Rheochord zu haben. Diesem üess er ganz 

 meine erste Einrichtung, nur dass er daran mit der Spkale, wodurch 

 ich das eine Ende des Nervenkreises am Nebenschliessdraht verscliiebbar 

 zu machen pflegte, den Eisendraht verband, der nur mit dem Queck- 

 silberrohr nöthig wird; was nicht vortheühaft erscheint, da Eisen sclüechter 

 leitet, und leichter rostet, als Messing. 



Ich bin, nach vielen üeberlegungen , im Verein mit Hrn. Sauer- 

 wald, bei der Gestalt des Rheochords für elektrophysiologische Zwecke 

 stehen gebhel^en, die Taf. H. Fig. 7 im Grundriss und, bis auf die 

 Länge des Kastens, die etwa noch einmal so stark verkleinert ist, in Ys 

 der natürlichen Grösse zeigt. Es liegt dieser Gestalt, wie dem grösseren 

 PFLüGER'schen Rheochord, das PoGGENDORFF'sche Schema zu Gnmde. 

 Die ganze Vorrichtung ist aber zu einem flachen, länglichen Kasten 

 von nur 1178°"°^ Länge, 175«*"" Breite und 52'""' Höhe zusammen- 

 gedrängt, so dass alle Handhabungen innerhalb der bequemen Reichweite 

 einer sitzenden Person bleiben. 



Auf dem Boden dieses Kastens, den man sich umgestürzt denken 

 muss, verlaufen, der einen langen Seite entlang, zwei Plafindrähte s a %c, 

 s, a, IC, von • 3 """ Durchmesser und etwas über ein Meter Länge. 

 Jeder dieser Drähte ist zwischen einem vorderen Platinsteg s, s, und 

 einem hinteren Elfenbeinsteg o-, a, mittels eines Wirbels w, iv, ausge- 



1 Untersucliungen über die Physiologie des Electrotoims. Berlin 1859. 

 S. 121 ff. 



