194 VIII. Besclii-eibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. w. 



Widerstand schon nngefähr der verlangte, nnr etwas kleiner ist; durch 

 das Drehen der exceutrischen Scheibe wird er dann auf das richtige 

 Maass gebracht, Avährend zugleich der Draht die geeignete Spannung 

 erhält. Steht die Nadel des Galvanoskops in der Brücke auf XuR ein, 

 so wii-d auch das zweite Ende des Drahtes festgeschraubt und verlöthet. 

 Hat der Draht zickzackförmig hin und her zu laufen, \ne es für die 

 Widerstände V und X nötliig wird, so geschieht nur die letzte Biegung 

 um eine excentrische Scheibe, die übrigen um Pflöcke, wie man in Fig. 7 

 unterscheidet. 



Zum Gesammtwiderstande des von Hrn. PFLiJGER beschriebenen 

 grösseren Kheochords verhält sich der des unsrigen etwa wie 1 : 0-6.^ 

 Die \ier ersten oben gestellten Bedingungen erfüllt also unsere Ein- 

 richtung vollständig genug, um es zunächst dabei bewenden zu lassen. 

 Was aber die fünfte Bedingung betrifil, so ist diese dabei allerdings zum 

 Theil aufgegeben. Man kann zwar an unserem Kheochord den Wider- 

 stand innerhalb eines Zwanzigtels seines Gesammtwerthes stetig erhöhen, 

 und, im Gegensatz zum Rheostat von Siemens und Halske, jeden ver- 

 langten Widerstand so genau herstellen, wie die mechanische Vollkommen- 

 heit der Vorrichtung es gestattet ; grössere Veränderungen jedoch kann 

 man, wie an diesem Rheostat, auch nm- in Sprüngen bewirken. Darin 

 steht unser Rheochord dem grösseren PFLÜGER'schen nach. Dies enthält 

 vier Paar Drähte, entsprechend unseren Platindrähten, deren jedes einen 

 federnden Schieber besitzt. Man kann also dort, wenn die Länge eines 

 oder mehrerer Drahtpaare nicht ausreicht, den Widerstand um ein be- 

 liebiges Stück des nächsten Paares erhöhen, und so ihn stetig von Null 

 bis zur äussersten Grenze steigern. Will man dagegen an unserem 

 Rheochord den Widerstand über ein Vielfaches des Widerstandes der 

 Platindrähte hinaus um einen Bruchtheil dieses Widerstandes vermehren, 

 so niuss [127] man jedesmal erst wieder den Widerstand durch Zurück- 

 führen des Schüttens auf Null um eine Einheit vermindern, und ausser- 

 dem die passenden Veränderungen vornehmen, bei denen manchmal der 

 Strom im Nervenkreise ganz aufhört. Bin ich z. B. beim Widerstand 

 5, zusammengesetzt aus den beiden Platindrähten {1 a), Neusilberdraht 

 I b, Ic und IIj angelangt, und er reicht nicht aus, so muss ich zuerst 

 den Schütten auf Null stellen und die drei Stöpsel Ib. I c und // ein- 

 setzen, dann erst den Stöpsel V entfernen, und nun noch den Schlitten 



1 Der Widerstand meines Rheochords ist seitdem von Hrn. Dr. Joh. Ranke 

 in meinem Laboratorium zu 1-03 Meilen Telegraphendraht, die Meile zu 64 Sie- 

 MENs'schen Widerstandseinheiten (Poggendorff's Annaleu u. s. w. 1860. Bd. CX. 

 S. 1), bestimmt -worden (Ranke, Der galvanische Leitungs-Widerstaud des lebenden 

 Muskels. Ausbach 1862. S. 19). (Nachträgliche Anmerkung [1862].) 



