§. 12. Vom Rheochord für elektrophysiologisclie Zwecke. 195 



um die erforderliche Grösse verschieben. Unstreitig ist dies an und für 

 sich ein Mangel. Auch geht dabei Zeit verloren. Inzmschen hat sich 

 beim Gebrauch noch kein ernstlicher Nachtheil als Folge hiervon heraus- 

 gestellt, während unser Eheochord andererseits seine werthvoUsten Eigen- 

 schaften gerade der Einrichtung verdankt, worauf jener Mangel beruht. 



Sobald allein durch Verschiebung jeder behebige Widerstand zwischen 

 Null und der Gesammtlänge des Eheochords hergestellt werden soll, 

 bleibt nichts übrig, als die Anordnung, bei der jene GesammtLänge in 

 eine Anzahl gleiclilanger gerade ausgestreckter Drahtpaare abgetheilt 

 wird, deren jedes seine verschiebbare Brücke hat, und damit steht man, 

 Avenn es sich um die feinere technische Ausführung handelt, vor einer 

 Eeihe von Schwierigkeiten. Die bewegliche Brücke macht für jedes Paar 

 Drähte eine Schütten))ahn nebst Scale nöthig. Wählt man als Brücke 

 federnde Schieber, so kann man Neusilberdraht anwenden, allein dann 

 muss der Draht stark genug sein um einige Zerrung und Abnützung 

 •auszuhalten, und das Instrument wird sehr umfangreich. Wählt man 

 Quecksilberröhren, wie sie an unserem Eheochord als Brücke zwischen 

 dem einen Paar Platindrähten angebracht sind, so ist man auf Eisen- 

 oder Platindraht beschränkt. Jener rostet zu leicht, • dieser ist kostspiehg 

 und wenig haltbar. Beide leiten im Vergleich mit dem Neusilber so 

 gut, dass, wenn man sie nicht übermässig fein nimmt, abermals der 

 Umfang der Vonichtung ein zu grosser sein wird. Der Preis Avird fast 

 in gleichem Verhältniss mit der Zahl der beweglich überbrückten Draht- 

 paare wachsen u. s. w. 



Diese Schwierigkeiten sind au unserem Eheochord dadurch umgangen, 

 dass, wie man an Messinstrumenten, Mikroskopen u. d. m. eine grobe 

 und eine feine Einstellung hat, nur ein kleiner Theil des Nebenschliess- 

 drahtes [128] dazu bestimmt ist, eine feine Abstufung seiner Länge zu 

 gestatten. \ Auf diese kurze Strecke und deren Einrichtung hat alle 

 Sorgfalt verwendet werden können, und hier war, als Substanz der Drähte, 

 Platin an seinem Platze. Der bei weitem grösste Theil des Nebenscliliess- 

 drahtes dagegen durfte , da er keine andere Bedingung zu erfüllen hat 

 als die einen grossen Widerstand darzubieten, und im Inneren des Kastens 

 vor jeder Zerrung geborgen werden kann, aus Neusilber und behebig 

 fein genommen werden, um so das Instrument zu verkleinern. Daher 

 dieses l)ei gleicher Leistung handhcher, einfacher, wohlfeiler mid dauer- 

 hafter nicht leicht möchte herzustellen sein, und dessen Gebrauch aus 



1 Ein ähnliclier Kunstgriff ist schon von Hrn. Wiedemann beschrieben worden. 

 Togöendorff's Annalen u. s. w. 1856. Bd. XCIX. S. 226. Anm. 



13* 



