§. 15. Vom Zuckungstelegraplieii. 209 



auch ihre Stellung- in der Kühe erkennen kann. Die Bewegungen der 

 Fahne sind durch zwei Anschläge «, a, beschränkt. Unter dem Zuge 

 des Schroteimers liegt sie gegen den Anschlag o., wie es die Figur zeigt, 

 wagerecht, unter dem Zuge des Muskels kann sie sich bis zur Senk- 

 rechten erheben und trifft alsdann den Anschlag «,. Sobald man dem 

 Faden, durch passende Entfernung der Fahne von der Zange, solche 

 Spannung giebt, dass die Fahne den Anschlag a, oder die wagerechte 

 Lage, eben verlässt, Avird jeder Zuckung des Muskels eine Hebung der 

 Fahne entsprechen, die Zuckung weithin sichtbar machen, auch nach 

 ihrer [143] Grösse und Heftigkeit deren Stärke einigemiaassen zu beur- 

 theilen erlauben. Beim Tetanus stellt sich die Fahne unbew^eglich senk- 

 recht in die Höhe, bei dessen allmähMchem Nachlassen sieht man sie 

 ebenso allmählich herabsinken u. s. w. 



Mit Vogeldunst gefüllt wiegt der Eimer 75 ^''"\ Natürlich steht 

 nichts seiner Yergrösserung entgegen. Indem man ihn nur zum Theil 

 anfüllt, oder ihn ganz fortlässt und auch das Moment der Fahne noch 

 durch das Laufgewicht l aufhebt, kann man die zur Hebung der Fahne 

 nöthige Leistung des Muskels behebig- verkleinern. Doch ist zu bemerken, 

 dass dies eine durch die wagerechte Stellung des Muskels gebotene Grenze 

 hat, nämhch da, wo das statische Moment der Fahne nicht mehr aus- 

 reicht, um Faden und Muskel wagerecht ausgespannt zu erhalten. In 

 dieser Rücksicht wäre es vielleicht vortheilhafter den Muskel senkrecht 

 und die Fahne unter ihm an einem und demselben Stativ aufzustellen. 

 Zu manchen "S^rsuchen ist es auch zweckmässig, Zange und Fahne auf 

 getrennten Gestellen, ähnüch dem allgemeinen Träger,^ zu haben. 



Soll der Muskel unmittelbar gereizt werden, so wird der eine Draht 

 in die lüemme s„ an der Zange befestigt, und so der Strom durch die 

 Zange selber dem Oberschenkelbein mitgetheilt. Um den anderen Draht 

 mit der Achillessehne zu verbinden, dient der in der Figur in natürhcher 

 Grösse, also im doppelten Maassstabe des XJebrigen, vorgestellte Haken. 

 Es ist daran eine Platte und ein Gewinde angebracht, w^orauf eine Mutter 

 sich wider die Platte schraubt. Zmschen Platte und Mutter wird ein 

 feiner Multiphcatordraht (vergl. oben S. 174. Anm.) eingeklemmt. Dieser 

 führt zunächst zur Schraubenklemme s,„, von der aus erst der Strom 

 durch gewöhnlichen Draht fortgeleitet wird. 



Mit dem Zuckungstelegraphen werden in meinen Vorlesungen alle 

 elektrischen Reizversuche angestellt, und von den nicht elektrischen die 

 mit mittelbarer Reizung. Ganz vorzüghch lässt sich z. B. daran der 

 mechanische Tetanus nach Heidenhain darstellen (s. oben S. 169). Für 



1 Untersuchungen u, s. w. Bd. I. S. 448. Taf. lU. Fig. 19. 



E. du Bois-Reymond, Ges. Abb. I. 14 



