222 VIII. Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. w. 



hammer mit elektromagnetischer Auslösung, um den Kreis durch Ein- 

 tauchen einer Platinspitze in Quecksilber zu schhessen;^ 5. einen so an- 

 sehnlichen Widerstand, dass die im Kreise befindüchen veränderlichen 

 Widerstände, wie der zwischen Stift und Stützplatte, der der Quecksilber- 

 gefässe am Unterbrecher und Hammer, dagegen verschwanden (s. oben 

 S. 172); endüch 6. ein Eheochord, wodurch vom zeitmessenden Strom 

 ein Zweig von angemessener Stärke zur ßeizungsröhre des Unterbrechers 

 abgeleitet wurde. Dieser Stromzweig erhielt im Nerven die absteigende 

 Eichtung. Im Kreise der elektromaguetisirenden Eollen des Hammers 

 befand sich ein Daniell nebst einem Stromwender zum Fallenlassen des 

 Hammers durch Umkehren des Stromes. Nachdem bei [157] 100 ^"^ 

 Entfernung des Multiphcatorgewindes der Bussole vom Spiegel die Stärke 

 des zeitmessenden Stromes (/) war bestimmt worden, um sich am Schluss 

 der Versuchsreihe seiner Beständigkeit versichern zu können, wurde alle 

 zehn Minuten durch Umlegen der Wippe des Stromwenders der Hammer 

 fallen gelassen und eine Schliessungszuckung ausgelöst, welche den Kreis, 

 durch dessen Schüessung sie entstand, sogleich wieder öffnete. Das 

 Miütiplicatorgewinde war dabei dem Spiegel wieder so nahe gebracht, 

 dass ein Ausschlag von angemessener Grösse erfolgte. Die folgende 

 Tabelle zeigt die Ergebnisse, die ich so an verschiedenen Präparaten bei 

 verschiedenen Ueberlastungen erliielt. Eine Versuchsreihe ohne Ueber- 

 lastung fehlt, da ich, wie schon Hr. Heljmholtz,^ fand, dass dabei auf 

 keine Eegelmässigkeit zu rechnen sei. Die Zahlen der Tabelle sind 

 unmittelbar abgelesene, den Zeiten proportionale Ausschläge. Die der 

 einen Eeihe sind aus verschiedenen Gründen nicht vergleichbar mit denen 

 der anderen, weshalb die Ausschläge nicht regelmässig mit den Ueber- 

 lastungen wachsen.^ [158] 



1 Das Spritzen des Quecksilbers, welches Hrn. Pflüger zwang, das Queck- 

 silbergefäss auf eine andere Unterlage zu stellen, als den Hammer (Untersuchungen 

 über die Phj'siologie der Electrotonus. Berlin 1859. S. 114. 115), wird vermieden, 

 wenn man das Grundbrett der Vorrichtung an der Stelle, wo der Hammer es trifft, 

 unterstützt, so dass es nicht federt. 



2 Archiv für Anatomie u. s. w. A. a. 0. S. 314. 



3 Bringt man an Stelle der Bussole das Vertical-Galvanoskop von Siemens 

 und Halske und an Stelle des Fallhammers einen Schlüssel, und verstärkt man 

 gehörig den zeitmesseuden Strom, so gelingt es leicht mittels der beschriebenen 

 Anordnung in der Vorlesung die Grundlage der HELMHOLTz'schen Versuche vor- 

 zuführen. Beim Schliessen des Kreises mittels des Schlüssels erfolgt auch ohne 

 Ueberlastung ein kleiner Ausschlag, der von dem Stadium der latenten Reizung 

 herrührt; beim Auflegen wachsender Ueberlastungen erhält man immer grössere 

 Ausschläge. Es ist kein Grund da, weshalb man nicht mit Hülfe der Spiegel- 

 bussole, bei Anwendung des von mir beschriebenen Verfahrens, um deren Ab- 



