258 X- Anleitung zum Gebrauch 



G}Totrop, i>2 eine zweite Bussole, endlich K^ ein mrksam aufliegender 

 Muskel, an dessen Stelle man auch eüie behebige zweite, beständige oder 

 unbeständige Kette sich denken kann, deren elektrümotorische Ki'aft y 

 gemessen, d. h. als Bruchtheil der Kraft E der Maasskette besthnnit 

 werden suU. C/^, U.^ sind Unterljrechungsstellen der Kreise, wo Schlüssel 

 sich befinden. 



Die Strecke ONU^B^K^ {p oder ^) S heisst der Maassketten- 

 kreis, ihr Widerstand PF; die Strecke OG^B^K^ U^G^r der Mess- 

 kreis, ihr Widerstand M\ die Strecke Or die Nebenleitung, ihr 

 Widerstand Z; endüch der Widerstand des Nebenschliessdrahtes von 

 bis S gemessen heisst L. 



Der Stromw^ender ertheilt dem Maasskettenstromzweig im Messkreise 

 die entgegengesetzte Kichtung vom Strome der Kette K^. Indem man 

 durch Verschieben des Röllchens r am Nebenschhessdraht in der Kich- 

 tung von nach S die Nebenleitung verlängert, verstärkt man den 

 Maasskettenstromzweig im Mess- [610] kreise. Man kann ihm so jede 

 Stärke z^\äschen XuU und der Stärke geben, die er vermöge der sonstigen 

 Beschaffenheit der Vorrichtung erreicht, wenn r bei S steht. Wenn 

 diese Grenzstärke die Stärke des Stromes von K^ im Messkreis übertrifft, 

 kann man also durch Verschieben des Röllchens eine Steümig finden, 

 bei der beide Stärken gleich sind, und Bussole B^ die Stromstärke NuU 

 angiebt. 



Nach dem BosscHA'schen Satz^ ist ein Zweig einer Leitung, in 

 welchem kein Strom kreist, mit den etwa darin Avii'ksamen elektromoto- 

 rischen Kräften, als nicht vorhanden anzusehen. Im Fähe des Gleich- 

 ge^^chtes ist also der Strom /, in der Nebenleitung der uämhche, als 

 wäre der Messki-eis nicht vorhanden: 



Sammlung enthaltene Abhandlung: Ueber das Gesetz des Muskelstromes mit beson- 

 derer Berücksichtigung des M. gastroknemius des Frosches, in einer Anmerkung 

 zum§. V.; — ferner die ebenda befindliche Abhandlung : Ueber die elektromotorische 

 KJraft der Nerven und Muskeln, §. II. — S. auch Wiedemann, Die Lehre vom Gal- 

 vanismus und Elektromagnetismus. Bd. IL Braunschweig 1863. S. 1068 — 1069; — 

 2. Autl. 1872. Bd. I. §. 240. 240b. — Ich bin schriftlich und mündlich so oft ersucht 

 worden, nähere Aufklärung über Theorie und Gebrauch des in Eede stehenden, für 

 thierisch-elektrische Versuche unentbehrlichen Instmmentes zu geben, dass ich es 

 für- gerechtfertigt halte, wenn ich an dieser Stelle ein für allemal und öffentlich 

 diesem Wunsch entspreche, obschon in der Natur der Sache liegt, dass einiges früher 

 Gesagte wiederholt wird. Das Instrument in der Foiiu, wie es hier gedacht ist, 

 unterscheidet sich von dem früher beschriebenen dadurch, dass der Stöpselumschalter 

 aus dem Maasskettenki-eis entfernt, und eine Vorkehrung getroffen ist, welche un- 

 mittelbare Bestimmung der Graduationsconstanten gestattet. 



1 Poggendorff's Annalen u. s. w. 1858. Bd. CIV. S. 460. 



