des runden Compensators. 259 



/ = --^— 



W + L 



Kach dem die gesclilossenen Figuren betreffenden KmCHHOFF'sclien Satze ^ 

 hat man 



Null X M + I,-?. = !/, 



also ^j = Irl = j^^. h 



Im Falle des Gleichgemchtes ist also die elektromotorische Kraft der 

 Kette Äg der Länge Or proportional, so dass diese unmittelbar ein Maass 

 für jene giebt. 



Den Grund davon sieht man leicht ein. Da es im Falle des Grleich- 

 gewichtes gieichgiütig ist, ob der Messkreis mit der Kraft y vorhanden 

 ist oder nicht, so ist dem Nebenschhessdraht entlang das Gefälle des 

 Elektricitäts- Potentials dasselbe, wie ohne den angehängten Messkreis, 

 gleichviel wo r sich befinde, r vvird aber, damit Gleichgewicht herrsche, 

 um so weiter von entfernt sein müssen, je grösser y, d. h. je grösser 

 der Unterschied der constanten Elektricitäts-Potentiale auf den Strecken 

 des Messki-eises beiderseits vom Sitze der Kraft y ist. 



In dieser den Elektrikern bisher entgangenen Eigenschaft unserer 

 Anordnung liegt deren Ueberlegenheit über die Ursprung- [611] liehe 

 PoGCxENDOEFF'sche , 2 welchc auch zum Messen elektromotorischer Kräfte 

 durch Compeusiren dient. Bei der PoGGENDORFF'schen Anordnung wird 

 die Leitung nicht auf Kosten des Maasskettenkreises verlängert, sondern 

 durch Einschaltung neuer Drahtstrecken. In Folge davon hängt y von 

 l in verwickelterer Art ab, als in unserem Fall, und während unsere 

 Methode die elektromotorische Kraft v\ie das Zeug an der Elle misst, 

 findet die PoGGENDORFF'sche Methode sie immer erst durch Eechnung. 



Da y hnear mit l sich verändert, leidet die Bequemlichkeit der 

 Messung kaum darunter, dass im Messkreise ausser y vielleicht noch 

 andere elektromotorische Kräfte, z. B. Ungleichartigkeiten einer stromzu- 

 führenden Vorrichtung, sich befinden. Sei die Summe dieser Kräfte 

 r= + ^", und es werde für sie das Gleichgewicht bei l,, dagegen für 

 y ± d l)ei X erreicht. Man hat ^ = /, • A,, y + ^ = 7, • /, folg- 

 hch ;/ = I, {'l + K)- um alier der Constanz von d ohne Umsetzen 

 des Maasskettenstromzweiges im Messkreise sich versichei-n zu können, 

 empfiehlt es sich, das obere Zeichen zu wählen. 



Schreibt man den Ausdruck für die zu messende Kraft 



1 Poggendorff's Annalen u. s. \v. 1845. Bd. LXIV. .S. 513; — 1847. 

 Bd. LXXII. S. 497. 



2 Poggendorff's Annalen u. s. w. 1841. Bd. LTV. S. U!l. 



- 17* 



