262 X' Anleitung zum Gebrauch 



Natürlich kann man auch von voniherein sich vorsetzen, der Gra- 

 duationsconstanten einen gewissen Werth, also z. B. 0-0001 Daniell zu 

 ertheilen, und dazu wäre nur nötliig, JV = 9Z zu machen. Bei der 

 Schwierigkeit Widerstände abzumessen, vriid aber in der Praxis der an- 

 gegebene Weg der kürzeste sein, [614] die Messung am Apparate selber 

 vorzunehmen, wo die Widerstände gebraucht w-erden sollen. Ja es 

 empfiehlt sich, nicht erst um den Correctionsfactor cc sich zu bemühen, 



sondern ohne W^eiteres IF tastend zu verändern, bis y = m den ge- 



wünschten Werth zeigt. 



Zweitens ist für gewisse Zwecke vortheilhaft, eme kleinere Graduations- 

 constante bei kleinerem Umfang der Theüung zu haben, für- andere 

 Zwecke, bei grösserer Constanten über grösseren Umfang zu gebieten. 

 Auch dies bewirkt man einfach, indem man in den Maasskettenki-eis 

 Drahtlängen einschaltet, beziehüch sie daraus entfernt. Am besten hat 

 man kleine Rollen vorräthig, deren Einschaltung, bei sonst unveränderter 

 Anordnung, der Grraduationsconstanten bestimmte Werthe ertheüt, die in 

 einem einfachen Yerhältniss zu einander stehen. 



Bei dieser Abhängigkeit der Graduationsconstanten von fV ist natür- 

 lich umgekehrt die grösste Sorgfalt darauf zu verwenden, dass im Laufe 

 der nämhchen Versuchsreihe JV constant sei. Die Veränderung von PF 

 durch Veränderung des inneren Widerstandes der Kette, me auch dm'ch 

 Erwärmung der Drähte (welche letztere auch auf L sich erstreckt), ist 

 nicht zu vermeiden, und fällt l)ei jedem Verfahren zur Bestimmung der 

 Constanteu voltaischer Kreise ebenso in's Gewicht.^ 



Dagegen ergiebt sich hier die Vorschrift, den Stromwender, dessen 

 man bedarf, um dem Maasskettenstromzweig im Messkreise geeignete 

 Richtung zu geben, in den Messkreis selber zu verlegen. Des letzteren 

 Widerstand M fällt nämlich aus dem Ausdruck für ?/ heraus, weü im 

 Ealle des Gleichgewichtes kein Strom im Messkreise fliesst. Daher auch 

 die Widerstandsschwankungen an der veränderlichen Berührungsstelle r 

 unschädüch sind. Bei keinem StroniAvender aber ist auf ganz gleichen 

 AViderstand in beiden Stellungen zu rechnen, ja der Bau des PoHL'schen 

 Gjrotropes bedingt sogar einen Unterschied des Widerstandes in beiden 

 Lagen der Wippe. 



[615] Aus derselben Rücksicht muss Sclüiessen und Oefiiien des 

 Maasskettenkreises bei U^ mittels eines dicken, wohl verqiückten Kupfer- 

 drahtes in Quecksüber (eines Quecksilberschlüssels) geschehen, nicht 



1 Vergl. über die Art, die Erwärmung so unschädlich wie möglich zu machen» 

 die letzte der drei oben S. 258 Anra. angeführten Stellen. 



