264 X. Anleitung zum Gebrauch 



nur zwischen Ociüar des Fernrohres und Lupe des Compensators hin und 

 her zu gehen. 



Nachdem der Compensator solchen festen Stand erhielt, dass dies 

 leicht geschieht, werden zmschen den Klemmschrauljen / und // die 

 Maasskette, die Kolle R^ und der Quecksilberschlüssel angebracht. Die 

 Klemmschrauben /// und IV werden zunächst mit der Wippe eines 

 Stromwenders verbunden, jenseit dessen der Schlüssel U^, die Kette von 

 zu bestimmender Kraft und Rolle R^ sich befinden. Von /, II, III und 

 IV gehen Leitungen zu entsprechenden Zahlen am Instrumente. /// ent- 

 spricht dem RöUchen r, IV dem Punkte 0, / dem Punkt S oder viel- 

 mehr dem noch zu erwähnenden Punkte 2, endlich // dem Punkt iV 

 des Schema's. 



Die Scheil)e des Compensators trägt eine lücht in Grade, sondern in 

 1000 Theile (Compensatorgrade , Cgr.) getheilte Theilung; der Xullpunkt 

 dieser Theilung soll dem in der Figur mit 0, der tausendste Theilstrich 

 dem dort mit S bezeichneten Punkt entsprechen. Demgemäss geht beim 

 Theilstrich der Platindraht über eine Platinsclmeide , beim tausendsten 

 Strich tritt er auf eine Kupfermasse von verschwindendem Widerstand, 

 und der Winkelabstand l)eider Punkte ist möglichst gleich gemacht dem 

 Winkelwerthe der tausend Compensatorgrade. 



Es handelt sich aber nun darum, die Stellung des Röllchens zu 

 finden, welche dem Punkte entspricht. Dies geschieht mit grosser 

 Schärfe vermöge des Umstandes, dass man dem Röllchen über die 

 Schneide bei hinaus die in der Figur punktirte Stellung geben kann. 

 Dabei ist die Richtung des [617] Maasskettenstromzweiges im Messki-eise 

 die entgegengesetzte von dem bei der Stellung des Röllchens zwischen 

 und S. Indem man in den Maasskettenkreis eine kräftige Kette einführt, 

 dem Messkreise, in welchem keine elektromotorische Kraft thätig sein 

 darf, möglichst kleinen Widerstand und der Bussole im Messkreise mög- 

 fichst gi'osse Emptindhchkeit giebt, kann man sehr genau den Punki; 

 finden, wo der Strom seine Richtung ändert. Man hat vorher die 

 Schi'aube, welche den festen Zeiger über dem Röllchen fixü-t, mittels 

 eines Stellstiftes so weit gelöst, dass der Zeiger mit sanfter Reilumg sich 

 verschiebt. Jetzt rückt man ihn seitlich bis der Strich darauf mit dem 

 Xullstrich zusammenfiillt, und zieht die Schraube wieder au. 



Ist die Aufstellung des Instrumentes so weit gediehen, so kann es 

 schon dazu dienen, das Yerhältniss elektromotorischer Kräfte, die in seinem 

 Bereiche liegen, zu bestimmen. Um die Graduationsconstante der Vor- 

 richtung zu finden, ist es nun aber noch nöthig, den Maasskettenkreis 

 abwechselnd mit Ausschluss und mit Einschluss der Strecke des Neben- 

 schüessdrahtes von bis S zu schliessen. Es muss also das in der Figur 



