des runden Compensators. 265 



an iS stosseude Ende des Maasskettenkreises mit verbunden, odei K^jjS 

 in der Figur in die Lage K^gO gebracht werden können. 



Natürlich liefe es auf dasselbe hinaus, wenn ein Punkt ^ des Maass- 

 kettenkreises (s. die Figur) durch eine Leitung von verschwindendem 

 Widerstände (^0 oder ^S) abwechselnd mit und S verbunden ^nirde. 

 Dazu dient der am Compensator befindliche drehbare Kupferbügel. Die 

 beiden Enden des Bügels sind au ihrer oberen ebenen Fläche mit Platin 

 l^ekleidet, und können mittels starker Schrauben den an ihrer unteren 

 ebenen Fläche gleichfalls mit Platin bekleideten Kupfermassen angedrückt 

 werden, von denen die rechts befindliche eine möghchst giite Leitung 

 zum Punkte 0, die andere eine solche zum Punkt S vermittelt. 



Indem man den Bügel zuerst nach rechts dreht, welche Stellung in 

 der Figm' punktirt ist, erhält man J, indem man ihn dann nach Mnks 

 dreht, J,. Beim nachmaligen Gebrauche des Instrumentes, falls man 

 während dessen die Graduations- [618] constante nicht zu revidiren be- 

 absichtigt, l)leibt der Bügel in letzterer Stellung, welche in der Figur 

 ausgezogen ist. 



Ist der Nidlpunkt des Compensators einmal festgestellt, so l)edarf es, 

 um die Graduationsconstante zu kennen, wegen der Proportionalität der 

 elektromotorischen Kräfte mit den Abständen Or, nur noch der Kenntniss 

 des Werthes eines einzigen Punktes der Theilung. Solche Bestimmung 

 erlangt man ohne J und J, zu messen, indem man K^ tlurch eine 

 Thermokette ersetzt, deren elektromotorische Ki-aft ein l)ekannter Bruch- 

 theü der Ki-aft der Maasskette ist. 



Dass in grosser Kähe des Nullpunktes so wie des 1000-CgT-Punktes 

 die Messungen fehlerhaft werden, weil die Strömung nicht mehr senki-echt 

 auf die Längenausdehnung des Drahtes gescliieht, ist bekanntMch gleich- 

 falls ein Fehler, den sämmtliche galvanische Messvorrichtungen mit der 

 beschriel3enen theilen. 



Excentricität der Scheibe ist gleichgültig, wenn nur Theilung und 

 Draht concentrisch sind. Excentricität des EöUchens bedingt periodische 

 Schwankimg des Werthes der Compensatorgi-ade. 



