268 XI. Fortgesetzte Beschreibung neuer Vorrichtungen u. s. w. 



Eine Aiifgal)e iudess kehrt, gleich der blosser Stromumkehr, so oft wieder, 

 dass es sich lohnt, das Organ zu ihrer Lösung jederzeit bereit zu haben. 

 Es ist die, zwei Stromstrecken mit einander zu vertauschen. Die Bedeutung 

 dieser Aufgabe wird klarer in dem ])esonderen Falle, wo meine sogenannte 

 Doppel wippe mir in meinen Vorlesungen so gute Dienste leistet, dass 

 ich sie den Fachgenossen als nützhche Bereicherung unseres Apparates 

 empfehlen darf. 



Der Einfluss, den Anelektrotonus und Katelektrotouus des Nerven 

 nach Hrn. Pflügee auf die Erregbarkeit üben, lässt sich bekanntlich 

 nicht leichter als auf die von Hrn. Rosenthal eingeführte Art nach- 

 weisen, nämüch durch den verschiedenen Abstand der Nebenrolle von 

 der Hauptrolle des Schlitteninductoriums , bei dem die ersten Zuckungen 

 erscheinen. Nachdem man nun z. B. Anelektrotonus und Katelektro- 

 touus in der centropolaren Strecke gezeigt hat, soll dasselbe in der myo- 

 polaren Strecke geschehen, d. h. die vorher elektrotonisiite Strecke ist in 

 den Kreis der tetauisirenden Nebenrolle, die vorher tetamsirte Strecke in 

 den der elektrotonisirenden Kette, zwischen die Endklemmeu des ßheo- 

 chords, aufzunehmen. Da liierbei nicht bloss ein Irrthum, sondern auch 

 eine Yemlckung des Nerven auf den Elektroden des RosENTHAL'schen 

 Troges ^ leicht vor- [594] kommt, ist es misshch, den Wechsel aus freier 

 Hand vorzunehmen, und sehr er^TOnscht, ihn mechanisch mit Einem 

 Schlage ausführen zu können. 



Hr. Wild hat bereits, zu einem anderen Zweck, eine Wippe be- 

 schrieben, die letzteres leisten würde. ^ Sie lässt im Princip auf zwei in 

 bestimmter Art verbundene PoHL'sche Stromwender sich zurückführen, 



1 Der RosENTHAL'sclie Trog ist eine nach dem Principe meiner „feuchten 

 Eeizungsröhre" (S. oben S. 211) gebaute Zuleitungsvorrichtung für Eeizversuche, die 

 aber, statt nur Ein Elektrodenpaar, deren vier, jedes mit entsprechendem Klemmen- 

 paare, besitzt. Der Trog ist aus Kammmasse. Denkt man sich ihn als Boot — er 

 gleicht in der That ganz einem sogenannten Einbaum — so stellen die Elektroden- 

 l)aare die Euderbänke vor. Vom Schnabel des Bootes her, der dem Präparat in der 

 Kniekehle angedrückt wird, brückt man den Nerven über die Elektrodenpaare hin, 

 und schützt ihn vor Trockniss durch eine darüber gedeckte Glasplatte. Da indess 

 der mit Wassergas zu sättigende Raum hier grösser ist als bei der Reizungsröhre, 

 so wird ein feuchter Fliesspapierstreif dem Bodeu des Troges unter den Elektroden- 

 l)aaren entlang gelegt. Die vier Elektrodenpaare liegen in der richtigen Entfernung 

 vom Schnabel, um an mittellangen Nerven die Versuche über verschiedene örtliche 

 Erregbarkeit, deren Aenderung beim Absterben und im Elektrotonus, u. d. m., an- 

 zustellen. Mittels eines Kugelgelenkes lässt sich dem RosENTHAL'schen Trog in 

 gewohnter Art jede erforderliche Lage im Raum ertheileu. 



2 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 2. Jahrgang. 

 1857. S. 230. 



