276 XI. Fortgesetzte Beschreibung neuer Vorrichtungen u. s. w. 



jQQQmm L;^iig0 \)e\m. Durchgang durch die Ruhelage diese Geschwindig- 

 keiten erlange, muss es aus Ablenkungen von beziehlich etwa 20; 28; 

 42" fallen. Die dazu gehörigen Bogenlängen sind beziehhch etwa 175; 

 244; 366'"'". Mehr als doppelt so lang müssten, im Bogen gemessen^ 

 die Zeichenplatten sein, damit der Stift ilmen schon in der Ruhe anüegen 

 könnte. Noch beträchtlicher wären am ATwooD'schen MA'Ographion die 

 zur Erzeugung derselben Geschmndigkeiten nöthigen Fallhöhen, da, um 

 die Geschwindigkeit constant [603] zu erhalten, die Fallhöhe in dem 

 Verhältniss vergrössert werden muss, in welchem die Beschleunigung 

 durch Vertheilung auf gi'össere Masse verkleinert ist. Auch hier wäre 

 also eine sehr unbequeme Länge der Platte nöthig, damit der Stift schon 

 in der Ruhe ihr anüegen könnte. Freilich beschränkt sich Hr. Jendrassik 

 an seinem Fallm^^ogTaphion auf eine Geschwindigkeit von OOG"""", und 

 er wagt es, die heranrollende Platte den Stift mit abgeschrägtem Rande 

 treffen und bis in ihre Ebene zurückschieben zu lassen, ^ was ich für sehr 

 bedenklich halte. Hr. Fick seinerseits hat eine Hülfsvomchtung ersonnen^ 

 um bei Geschwindigkeiten, die eine Ablenkung des Pendels über 15*^ ver- 

 langen, die Platte selber den Stift sich anlegen zu lassen. ^ Die Noth- 

 wendigkeit solcher Verwicklung warfen wir gerade den rotirenden M3'0- 

 graphien als principiellen Fehler vor. Nach dem Allen kann kein Zweifel 

 sein, dass in Bezug auf die Leichtigkeit und Bequemlichkeit, womit grosse 

 Geschwindigkeiten der Zeichenfläche sich erzeugen und verwenden lassen,, 

 das Federmyographion obenan steht. 



Leider muss nun aber bemerkt werden, dass wenigstens l^ei der 

 dem lu-sprünghchen HELMHOLTz'schen Myograpliion entlehnten Einrichtung 

 des Schreibewerkes mit den gTOSsen Gesch^^ndigkeiten nicht soviel ge- 

 wonnen ist, wie man von vornherein zu glauben geneigt sein könnte. 

 Ganz neu ist diese Einsicht wohl nicht; doch überraschte wenigstens mich 

 das Ergebniss der folgenden Erwägungen, deren Mittheilung daher viel- 

 leicht nicht überflüssig erscheint. 



Eine Sache für sich ist es, dass bei grossen Geschwindigkeiten am 

 Federmyographion der dieser Klasse von Myographien eigene Uebelstand 

 (s. oben S. 272) hef vortritt, dass nämlich die Platte, um Raum für das 

 Myogramm zu bieten, übermässiger Länge bedarf, wozu noch kommt, 

 dass in demselben Maass ihre Bahn verlängert werden muss. Mit Feder I 

 erhält nian an dem jetzigen Modell vollständige Myogramme. Mit Feder IL 

 reicht die Curve schon kaum bis an das Maxinuim, [604] mit Feder III 



1 Fall-Myographion u. s. w. S. 7. 8. 



2 Zürcher Vierteljahrsschrift, a. a. 0. S. 314. 315. 



