§, 4. Das Federmyographion. 279 



schiebt, h. (S. die Fig.) Denken ^^^^ uns ferner das Bild durch eine 

 Mkrometerschrauhe dem Faden mf entlang l)ewegt und die Messung 

 von h dadurch bewirkt, dass der Kreuzungspunkt von mf mit dem ver- 

 ticalen Faden m,f, möglichst genau auf die Mitte von i, erst an der 

 einen, dann an der anderen Curve, eingestellt werde. Der bei solcher 

 Einstellung begangene mittlere Fehler ist nach Hm. Fechnee und 

 Hm. Volkmann der zu hälftenden Grösse proportional.^ Da die Fehler 

 eben so gut positiv wie negativ sein können, hat man 



wo Ä eine persönUche Constante. Die Genauigkeit der Messung des wahren 

 Abstandes ist proportional dem orthogonalen Abstände der Curven dividirt 

 durch ihre Dicke, und erreicht also in Wirküchkeit mit wachsender Ge- 

 schwindigkeit ebenso früh eine Grenze, wie der scheinbare Abstand. Bei 

 anderen Messungsmethodeu und mit Berücksichtigung der Unregel- 

 mässigkeit der Ränder und der Dicke der Mikrometerfäden oder -Striche, 

 gestalten sich die Dinge etwas anders, insofern der mittlere Fehler nicht 

 mehr einfach h proportional ist; im Wesentüchen wird bei allen das Er- 

 gebniss dasselbe sein. 



Die Erfahrung bestätigt diese Schlüsse. Mit Feder II und III erhält 

 man, abgesehen davon, dass die jetzige Platte nicht reicht, um das Mj'o- 

 gramm vollständig aufzunehmen, keinen grösseren scheinbaren Abstand 

 der Curven, und keine besseren Messungen ihres wahren Abstandes, als 

 mit Feder I. Eine Geschwindigkeit, wie die durch diese Feder erzeugte, 

 möchte am Fall- und Pendelmyographion freilich nur als Grenzge- [607] 

 schwindigkeit zu erreichen sein. Aber auch diese Geschwindigkeit ist 

 nach Obigem schon überflüssig gross, und dafür hat das Fallmyographion 

 den Vorzug fast unverzerrter Bilder, das Pendelmyographion den höherer 

 mechanischer Vollkommenheit. 



Die wahre Ueberlegenheit des Federmyograpliions hegt daher vor- 

 läufig nicht in der grossen Geschwindigkeit der Zeichenfläche , sondern 

 erstens in seiner Einfachheit. Ein Blick auf Fig. 20 genügt, um zu 

 zeigen, wie weit es hierin alle anderen Myographien übertrifft. Es nimmt 

 zugleich weniger Raum ein als das Fall- und als das Pendelmyographion. 

 Nach Entfernung des einen Stahlstabes beherbergt ein Glassturz von 

 47^"° Länge, 22''"' Breite und 40 '^^ Höhe den ganzen Apparat nebst 

 einer unten noch zu beschreibenden Hülfsvorrichtung. Eine Folge dieser 



1 Elemente der Psychophj-sik. Bd. I, Leipzig 1860. S. 211 ff. 



