322 XII. Ueber aperiodische Bewegung gedämpfter Magnete. — Abb. I. — 



ruhige Spiegelung der Vorgänge im Multiplicatorkreise, welche jeuer ge- 

 währt, für das venviiTende Schauspiel des bei jeder Yerändemug der 

 Stromstärke hin- uud her schiessendeu Scaleubüdes wieder aufgeben, aus 

 dem sich der Sachverhalt stets erst nach lästiger Ungewissheit entwickelt. 

 Indem man mit der Verminderung der Richtla-aft möghchst genau da 

 stehen bleibt, wo n = s, oder die Bewegung des Magnetes eben aperio- 

 disch geworden ist, geniesst man, wie schon bemerkt, zugleich den Vor- 

 theü der schnellsten Beruhigung des Magnetes, welche die angewandten 

 Vorrichtungen gestatten. Von ganz besonderem Nutzen ist der aperio- 

 dische Zustand ])ei dem Compeush-en des Stromes zum Zwecke der 

 Messung der elektromotorischen Kraft nach der PoGGENDOEFF'schen, 

 von mir abgeänderten Methode, oder des Widerstandes mittels der 

 WHEATSTOKE'schen Brücke. Der schwingende Magnet geräth in 

 Schwankimgen, sobald man die Gleiehgemchtslage schneller, als der 

 Magnet zu folgen vermag, vor ihm her dem Nullpunkte zu bewegt; der 

 schwingungslose Magnet kann höchstens unter den oben S. 305 bezeich- 

 neten Umständen einen Bin- und Hergang machen, bo dass man ohne 

 jedes Tasten, mit stetiger Bewegung, den Nullpunkt auf den Faden ein- 

 stellen kann. Gute [852] Dienste Avird auch diese Methode leisten bei 

 Demonstrations versuchen vor einer grösseren Versammlung, unter An- 

 wendung des von mir beschriebenen Verfahrens, die Ablenkungen dm'ch 

 einen vom Spiegel zurückgeworfenen Lichtstrahl sichtbar zu machen.^ 

 Dies Verfahren wurde bekanntüch von Sir WiLLiAiNr Thomsox ange- 

 wandt, um die schwachen Signale des ersten atlantischen Kabels l)equem 

 zu beobachten, und noch heute werden die atlantischen Kabel mit soge- 

 nannten TnoMSON'schen Galvanometern bedient, an denen die Ablesimg 

 auf jene, zuerst von mir in England gezeigte Art geschieht. Hier, 

 wie überhaupt wo in der Telegraphie Galvanometer in Gebrauch sind, 

 mrd die Beseitigung der Schmnguugen sich als höchst vortheilhaft 

 enveisen. 



Nützüch können endhch in ilirer überraschenden Einfachheit die 

 Formeln (XXXHI) und (XXXI\^ werden. Letztere kann an sich dienen, 

 den Integralwerth kurz dauernder Ströme relativ zu bestimmen. Aber 

 auch zur Messung kleiner Zeiträume nach der von Hm. Helmholtz 

 verbesserten PouiLLET'schen Methode ^ bieten jene Formeln bequeme 



1 Poggendorff's Annaleu u. s. w. 1S55. Bd. XCV. S. 607; — Pbilosopkical 

 Magazine etc. 1856. 4tb Ser. vol. XI. p. 109. — [S. oben S. 131, Abb. VI.] 



2 JoH. Müller's Archiv für Anatomie u. s. w. 1850. S. 299; — Wiede- 

 MA.NN, Die Lehi-e vom Galvanismus u. s. w. Braunschweig 1873. Bd. II. 1. Abth. 

 S. 287. §. 249. 



