364 XIV. Ueber aperiodische Bewegung gedämi)fter Magnete. — Abh. III. — 



täglichen Scliwankuiig der Declination Nullstrich der Scale und Faden 

 nur zu bestimmter Tageszeit sich declven. Diese Störung wird um so 

 bedeutender, je kleiner n, also je mehr « n übertrifft. Innerhalb ge\\isser 

 Grenzen hilft man sich durch Verschieben der Scale, ^ doch kommt, 

 wenigstens bei meinen Vorrichtungen, ein Punkt, wo dies nicht mehr 

 geht, und wo nichts übrig bleibt, als durch Drehung des Stabes im 

 Azimuth mittels der dazu bestimmten Mikrometerschraube den Spiegel 

 wieder senkrecht auf die durch den Nullstrich der Scale gehende optische 

 Axe des Fernrohres zu stellen. Es empfiehlt sich überhaupt, jedesmal 

 bei Beginn der Arbeit diesen Zustand herbeizuführen. Ohne Hülfe ist 

 dies ein sehr miihsehges Geschäft. Man muss zwischen Fernrohr und 

 Bussole vielleicht zehnmal hin- und hergehen, um seinen Zweck doch 

 minder vollkommen zu erreichen, als wenn man vom Fernrohr aus den 

 Stab bewegen könnte. 



Ich habe daher die Einrichtung getroffen, dass die Stellung des 

 Stabes im Azimuth vom Sitzplatz am Fernrohr aus durch einen Schnur- 

 lauf beherrscht wird, der mittelbar den Kopf der Mikrometerschraube 

 dreht. Es würde nun natürhch nicht angehen, den Zug des Schnurlaufes 

 auf einen langen, mit der Bussole selber verbundenen Hebel wirken zu 

 lassen, wie die den Stab tragende Leiste [761] ihn vorstellt. Man würde 

 die Bussole erschüttern, vielleicht sie von der Stelle rücken. 



Ich trennte deshalb die den Stab tragende Leiste von der Bussole, 

 und befestigte sie am Consol. Es fehlt in der That an jedem Grunde 

 dafür, den Stab mit der Bussole zu verbinden. Was aber die Stellung 

 des Stabes zum Magnete betriffti, so zeigt folgende Betrachtung, dass 

 auch hierin die frühere Einrichtung verfehlt war. 



Jede für den HAuy'schen Stab passende Lage nuiss dreierlei leisten: 

 der Stab muss die Eichtkraft des Magnetes um den nöthigen Betrag 

 vermindern, 2 dabei aber die mittlere Dechnation, und, wenigstens bei 

 kleinen Ablenkungen, das Gesetz, wonach die Richtla-aft mit der Ab- 

 lenkung wächst, unverändert lassen. AUe diese Lagen kommen darin 

 überein, dass der Stab im magnetischen Meridiane sich befindet; übrigens 

 zerfallen sie in zwei S3'Stenie, und zwar haben diese die beiden Lagen 



1 S. oben S. 156. 



2 Da dieser Betrag einen sehr ansehnlichen Theil, keinesweges ein Ditferential 

 der Richtkraft vorstellt, lassen sich die von Gauss gegebenen „Vorschriften zur 

 Berechnung der magnetischen Wirkung, welche ein Magnetstab in der Ferne ausübt" 

 (Residtate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahr 1840. Leipzig 

 1841. S. 26; — C. F. Gauss Werke u. s. w. Göttingen 1867. 40. Bd. V. S. 427) 

 hier nicht anwenden, wie Hr. Meissner zu glauben scheint (Henle's 'und Pfeufer's 

 Zeitschrift u. s. w. A. a. O. S. 195). 



