372 XV. Ueber aperiodische Bewegung gedämpfter Magnete. — Abh. IV. — 



ö = 7\ — r.,, imd sü wird der sclRnngimgslose Zustand, wenn nicht 

 unfassbar, doch unbrauchbar. 



Dies ist, mehr oder Aveuiger genau, die Lage, die sich jenen Beobach- 

 tern bot. Der Fehler ihrer Vorrichtung bestand wesenthch darin, dass 

 aus irgend einem Grund der Magnet nicht hinreichende permanente In- 

 tensität besass. 



Ohne erst den Versuch zu machen, Schwingungslosigkeit herbei- 

 zuführen, erkennt man schon an der Art, wie bei Abwesenheit des Stabes 

 der Magnet in einem bekannten Dämpfer schwingt, ob er hinlängüch 

 stark sei. In einer SAUEKWALD'schen Bussole sollte das logarithmische 

 Decrement eines Magnetspiegels dünnster Art (von etwa 0-8™™ Dicke) 

 nicht kleiner sein als 0-7, das eines Magnetringes mit Glasspiegel nicht 

 kleiner als 0-4, wobei ein Durchmesser des Magnetes vorausgesetzt ist, 

 der ihm nur eben im Dämpfer frei zu schwingen erlaubt. Beim Fallen- 

 lassen von 500-'«' ist dann im ersten Falle die vierte, im zweiten die 

 siebente Schwingung kleiner als 1'''. Ein einziger Ablenkungsversuch 

 genügt also, um über Brauchbarkeit des Magnetes in seinem zeitigen 

 Zustande sich zu unterrichten. Man hüte sich, mit einem schwächeren, 

 also minder stark sich dämpfenden Magnete zu arbeiten. Je näher = H 

 man S machen muss, um Schwingungslosigkeit zu erzielen, um so mehr 

 wächst die Beruhigungszeit ^ des Mag- [772] netes, und um so grösser 

 werden die Schwankungen seiner Gleichgewichtslage bei Variation des 

 Erdmagnetismus (s. unten §. III). 



An anders gebauten Instrumenten könnte einerseits zu grosser Ab- 

 stand des Magnetes vom Dämpfer und sonst mangelhafte Beschaffenheit 

 des letzteren, also zu kleiner Werth von x und m', andererseits zu grosses 

 Trägheitsmoment M dieselbe Rolle spielen, -wie bei passendem Werthe 

 dieser Constanten zu geringe Intensität des Magnetes. 



§. IL Fortgesetzte Bemerkungen über die beste Art, den 

 HAUY'schen Stab aufzustellen. 



Fig. 28 zeigt die jetzt von mir angenommene Aufstellung des Stabes. 

 Der Stab NS von quadratischem Querschnitt hat 250""" Länge und 

 22-5 mm Seite. Sein eines Ende S ist mittels der Schraube b in einer 

 Gabel festgeklemmt, die sich um die Axe aS dreht. Sein anderes Ende 

 N ruht zwischen einer ]\Iiki-ometerschraube von • 5 ™"' Gangweite, deren 

 Kopf durch die Schnurscheibe IV vorgestellt vnvd, und einem federnden 

 Knopfe, welcher der Schraube entgegenwirkt. Löst man die Klemm- 



1 S. oben S. 308 ff. 



