374 XV. Ueber aperiodische Bewegung gedämpfter Magnete. — Abb. IV. — 



wird vom Grimdbrett der Bussole das Ende mit den zwei Stellschrauben 

 dem Stabe zugekehrt. 



Die übrigen in der Figur sichtbaren Organe dienen, von des [773] 

 Beobachters Platz am Fernrohr aus den Stab im Azimuth zu drehen. 

 Die Zwinge mit Schnurscheibe I ist in des Beobachters Reichweite in 

 irgend einer ihm bequemen Lage am Tischrand, einem Tischbein u. d. m. 

 festgeklemmt. Bei der Entfernung zwischen den Scheiben I und II 

 kommt es auf einen massigen Höhenunterschied der Scheiben so wenig^ 

 an, wie auf Kreuzung ihrer Ebenen. Damit nicht gegen den durch das 

 Zimmer gespannten Schnurlauf angerannt werde, behängt man ihn mit 

 Papierbögen. Unterhalb Scheibe 11 trägt dieselbe Axe eine kleinere 

 Schnurscheibe ITT, die durch einen Schnurlauf mit Scheibe IV verbunden 

 ist. Der dem Beschauer zugekehrte Schenkel dieses Schnurlaufes hegt 

 in einer gemeinschafthchen , dem Stabe parallelen Tangente an beiden 

 Scheiben; der Deuthchkeit halber erhielt er in der Zeichnung etwas [774] 

 andere Richtung. Der andere Schenkel läuft über eine Leitrolle r, deren 

 unter 45" gegen den Horizont geneigte Axe in einer senkrechten Ebene 

 liegt, welche mit der Ebene der Scheibe lY einen Winkel von 45" bildet. 

 Dies erlaubt, trotz der Kürze des Schnurlaufes, die Scheiben ohne Schaden 

 zu kreuzen. Löst man Schraube c, so kann man den Träger der Scheiben 

 n, m um eine senki-echte Axe bei d drehen, und so die über m und 

 rV" gehende Schnur spannen. 



Die Schnm-scheiben bestehen aus Kanimniasse. An meinem Exem- 

 plare verhält sich der Durchmesser von I zu dem von II etwa wie 1 : 2, 

 der von IH zu dem von IV etwa wie 6 : 7. .Um Scheibe I feiner be- 

 wegen zu können, ist sie mit einer grösseren ränderirten Scheibe von 

 5^ mm Durchmesser versehen. Wü'd letztere um ein Stück ihres Um- 

 fanges von 1 """"j entsprechend einem Winkel von etwas über 2" gedreht, 

 so beträgt die Verschiebung der IMikrometerschraube etwas über 0-00125'^™^ 

 entsprechend einer Winkelbewegung des Stabes um Axe aS von etwas 

 über 1". 



So sicher und zart arbeitet diese Vorrichtung,^ dass die sonst so 

 empfehlenswerthe Verschiebung der Scale in ihrer eigenen Verlängening 

 dadurch fast entbehrlich wird. Man könnte allein mittels der Schnur- 

 läufe Nullstrich und Faden vor jedem A^ersuche zm* Deckimg bringen. 

 Es ist aber doch zweckmässig, die Verschiebbarkeit der Scale beizubehalten^ 

 weil sie schneller mrkt, als Verstellung des Stabes, was oft mchtig ist. 



Die in Abh. III empfohlene seithche Aufstellung des Stabes hat sich 



1 Sie wird von der PLATH'schen (SAUERWALo'schen) Werkstatt der Wii 

 MANN'schen Bussole auf Verlangen beigegeben. 



