160 



jedoch wiinschenswerth, solche xMessungen auch auf schnellere 

 Feldwechsel auszudehnen, wobei man allerdings auf die An- 

 wendung der gewohnlichen Wechselstrommaschinen verzichten 

 muss. Oscillatorische Condensatorentladungen bieten uns nun 

 ebenfalls ein Wechselfeld, allerdings von abnehmender Intensi- 

 tat, und mit Hilfe eines solchen konnen wir das Studium der 

 Frage in dieser Richtung ausdehnen. 



Entladet man einen Condensator durch eine Spirale, so 

 entstehen unter Umstanden Oscillationen, deren Dauer be- 

 kanntlich von der Capacitat und dem Selbstinductionscoef- 

 ficienten abhangt. Die elektrische Energie schwankt zwischen 

 zvvei Zustanden, bei denen sie entweder als Ladung des 

 Condensators oder als Strom erscheint. Die Condensatorladung 

 erreicht Maxima, die bald positiv, bald negativ sind und ilirer 

 Intensitat nach, gemass den Verhaltnissen des Entladungs- 

 kreises, abnehmen. Bestimmt man die Ladungsmaxima, 

 respective die entsprechendenLadungspotentiale und kenntauch 

 die Capacitat des Condensators, so kann man die dem Maximum 

 entsprechende Energie und folglich auch die Abnahme der- 

 selben von Maximum zu Maximum berechnen. Legt man in 

 die Spirale einen Eisendraht, so wird die Dampfung der 

 Schwingungen vergrossert, well jetzt ein Theil der elektrischen 

 Energie bei der Magnetisirung verbraucht wird. Aus der Be- 

 obachtung der Ladungsmaxima mit und ohne eingelegten Eisen- 

 draht, lasst sich dieser letztere Theil angenahert berechnen. 



Die Entladungscurven, respective die Ladungsmaxima 

 wurden mittelst eines von Hiecke (Wiener Ber., Bd. 96, Jahr- 

 gang 1887, S. 134) construirten Apparates bestimmt. Bei diesem 

 Apparate werden zwei Contacte durch ein fallendes Gewicht 

 rasch hintereinander, jedoch in genau messbarer Zwischenzeit 

 geoffnet. Die Entladung beginnt bei der Offnung des oberen 

 Contacts und dauert bis zur Offnung des unteren. Durch \'er- 

 stellung des oberen Contacts in verticaler Richtung (mittels 

 einer Mikrometerschraube) kann die Entladung bis zu einem 

 beliebigen Punkte gefiihrt werden. 



In Verwendung waren Glimmercondensatoren von 2 Mikro- 

 farad Cap. und Spiralen von 55 bis 60 cm Lange aus 1 bis 

 1 • 5 mtn dickem Kupferdraht, mit ungefahr 50 Windungen pro 



