154 



und 3 M. hoch) fllr die Pendelbeobachtimgen herzuistelleu, in 

 welchem die taglieheD Temperatiirschwankungen auf wenige 

 Zelinttheile eiues Grades beschrankt sind; liierdurch evhalteii die 

 Messimgsresultate, welclie sonst dureh Temperatiirscliwaukimgen 

 in iiobem Grade gefahrdet sind, eine besondere Vertrauungs- 

 wUrdigkeit. Um bei den Beolachtimgen und bei den Messungen 

 der Schneidenabstande keine erwarmenden Lichtquellen in den 

 Beobachtungsraiim briugen zii mltssen, ist daftir Sorge getragen 

 worden, dass durch geeignete Linsencombinationen das Licht der 

 ausserhalb des Beobachtiingsraumes aufgestellteu Liciitquellcn 

 zii den einer Beleuchtuug bediirftigen Stelleu hingeleitct wnrde. 

 Die Losung dieser Aufgabe war mit grossen Schwierigkeiten 

 verbunden und der Referent verdankt es liauptsachlich der werk- 

 thatigen Beihilfe des Sternwartemechanikers Herr Bossier, dass 

 dieselbe einer befriedigeuden Losung entgegengefUhrt wurde. 

 Zur Beslimmung der Sehwingungszeiten wurden optische Coinci- 

 denzen angewendet und hierbei eine Anordnung gevvahlt, vvie 

 dieselbe seiner Zeit von Bruhns auf Vorschlag Vogel's be- 

 schrieben und in die Praxis eingefUhrt wurde. Die Vergleichsuhr 

 ist ein ausgezeichnetes Werk des russisclieu Uhrmachers Dani- 

 s chefs ky, deren Gaug durch die sorgfaltigen und zahlreicheu 

 Zeitbestimmungen von Freiherrn Eduard von Haerdtl ermittelt 

 wurde. Es ist mir gelungen, die Coincidenzmethode besonders durch 

 geeignete Beleuchtungsvorrichtungen so weit zu vervollkommnen, 

 dass man die Vergleichung der Uhr mit dem schwingenden 

 Pendel auf 0'003 herstellen kann. 



Der beniitzte Pendelapparat ist ein Bessel'schesReversions- 

 pendel aus der Werkstatte von A. Repsold itnd Sohne in Ham- 

 burg und wie alle Apparate, welche diese Werkstatte verhissen, 

 von seltener VoUendung und Vollkommeuheit. Die in neuerer 

 Zeit aufgedeckte Fehlerquelle, namlich das Mitschwingen des 

 Statives, welches z. B. fUr den vorliegenden Apparat die Pendel- 

 lange um 0-19 Mm. zu kurz finden lasst, wnrde durch die An- 

 weudung des Cellerier'schen Pendels elimmirt. Cell crier hat 

 namlich den ingeniosen Vorschlag gemacht, auf demselben 

 Stative zwei Reversionspendel von verschiedenem Gewicht nach 

 einander schwingeu zu lassen, indem er zeigte, dass fiir dasselbe 

 Stativ der aus dem Mitschwingen entstehende Fehler propor- 



