228 



die Azimute astronomisch gezahlt. Die Richtung der Azimute 

 ist jene von der Aufhange-Axe gegen den Pendelkorper hin. 

 Man hat also nachstehendes Situationsbild: 



Die Schwingungszeiten und Reductionsconstanten werden 

 im zweiten Berichte mitgetheilt. Die Empfindliclikeit des Pendels 

 wurde nicht auf das Maximum gebracht, um einerseits den 

 NuUpunktsversetzungen entgegenzuarbeiten und das Pendel 

 fiir kiirzere Storungen empfindlicher zu machen. Denn es kann 

 keinem Zweifel unterliegen, dass das Pendel bei sehr grossen 

 Schwingungszeiten auf kurz andauernde Beschleunigungen 

 nur in sehr beschranktem Maasse reagiren kann. Die genaue 

 Analyse der hervorragenden Storungsbilder, sowie die Berech- 

 nung der Richtung und Intensitat der Bebenwellen, welche erst 

 nach Bekanntmachung anderwarts erhaltener Resultate mog- 

 lich ist, soil den Gegenstand einer besonderen Arbeit aus- 

 machen. 



Die Uhr des Apparates wird taglich von mir selbst mittelst 

 des Chronometers Arway 32 mit der vorziiglichen Sternzeit- 

 uhr Urban verglichen, welche im Meridiansaale des hiesigen 

 Observatoriums aufgestellt ist. Fiir die fortlaufende exacte 

 Zeitbestimmung sorgt der Assistent des Observatoriums Dr. 

 M. Ernst, welcher auch in meiner Abwesenheit dies Instru- 

 ment selbst in Pflege nehmen wird. 



Kommt keine Storung vor, so sind die Curven schwach 

 spharisch und schon wie mit einer Reissfeder gezogen, nur im 

 Falle eines Sturmwindes verlieren sie ihre scharf begrenzte 



