202 



Beschreibung folgen lasse, wenn sich das Instrument in langer 

 dauerndem Gebrauche bewahrt. 



Das Princip des Apparates ist das folgende: In starrer Ver- 

 bindung init der Lemniscate eines Quadrantenelektrometers 

 steht ein etwa 20 cm langer Aluminiumzeiger, der an seinem 

 Ende an einer dunnen Feder einen kleinen Knopf triigt; da 

 infolge der Kleinheit der elektrostalischen Krafte ein directes 

 Schreiben dieses Zeigers nicht moglich ist. vvird alle 10 Minuten 

 eine elektromagnetisch betriebene Druckvorrichtung durch ein 

 Uhrwerk ausgelost und der Knopf des Zeigers auf einen 

 vvandernden Streifen Papier, der mit Blaupapier bedeckt ist, 

 niedergedriickt, so dass an dieser Stelle auf dem Papierband 

 ein blauer Punkt entsteht, der die Stellung des Zeigers angibt. 

 Das Instrument besteht aus drei Theilen: dem Uhrwerke 

 mit der Auslosung des elektrischen Contactes, dem Druck- 

 werke mit der Vorrichtung zur Bewegung des Papierstreifens 

 und dem Elektrometer. 



Das Uhrwerk ist ein im Handel vorrathiges und 8 Tage 

 gehendes Eederwerk und tragt an seiner Minutenzeigeraxe ein 

 sechszahniges Rad, das sechsmal in der Stunde einen dem 

 Arzberger'schen nachgebildeten Contact ausldst und ihn circa 

 6 bis 10 Secunden geschlossen lasst. 



Dieser Contact schliefit einen von 3 bis 4 Leclanche- 

 Elementen erzeugten Strom, der durch einen Elektromagneten 

 das Druckwerk in Gang setzt. Dieses Druckvverk steht durch 

 ein Zahnrad und eine Hebeliibertragung in Verbindung mit 

 einer Walze, vvelche den Papierstreifen weiter bewegt, so 

 zwar, dass jedesmal, wenn der Drucker wieder in die Hohe 

 geht, das Papierband um circa 2 mm weiter wandert. 



Denkt man sich die Halbierungslinie des Papierbandes 

 (Breite etwa 12 cm) als Abscissenachse, so erscheinen die 

 Zeiten als Abscisse aufgetragen, wobei 10 iMinuten 2 mm 

 entsprechen, wahrend die Ordinaten die der Potentialdifferenz 

 proportionalen Ausschlage des Quadrantenelektrometers bilden. 

 Die Nadel des F^lektrometers ist mit dem zu messenden 

 Potential verbunden, und an dem Ouadranten liegen die Pole 

 einer in der Mitte geerdeten Batterie von 100 kleinen Calomel- 

 elementen. Die Directionskraft liefert eine bifilare Aufhangung 



