325 



Ersetzung eines Wasserstoffatoms des Benzols durch CI. Br, J 

 Oder NHg bewirkt eine betrachtliche Verlangerung der Funken. 



Prof. Boltzmann bespricht ferner eine von ihm am 

 Exner'schen Elektroskope angebrachte Verbesserung. An der 

 Fensterplatte dieses Elektroskops brachten Elster und Geitel 

 eine segmentformige Spiegelbelegung an, vvelcher sie eine 

 geradlinige Skala gegeniibersteliten. Wiewohl man das Zu- 

 sammenfallen der Rander von Skala und Spiegelbelegung als 

 Absehen hat, so sind doch besonders bei Beobachtungen auf 

 Schiffen, Luftballons etc., selbst vvenn man mit der Lupe beob- 

 achtet, kleine Augenbevvegungen nicht ganz zu vermeiden, 

 wobei dann bald zwei nahere, bald zwei entferntere Punkte 

 der Aluminiumplattchen mit dem Spiegelrande zusammen- 

 fallen, vvahrend gleiche Skalenteile aquidistant bleiben, so da6 

 der gleiche Ausschlag der Aluminiumblattchen bald weniger, 

 bald mehr Skalenteile zu hetragen scheint. 



Dieser Ubelstand fallt fort, wenn sowohl der Rand der 

 Skala, als auch der der Spiegelbelegung ein Kreisbogen ist, 

 dessen Mittelpunkt in der Durchschnittslinie der von den 

 Aluminiumplattchen gebildeten Ebenen liegt. Die Skalenteil- 

 striche durfen auch nicht parallel sein, sondern miissen eben- 

 falls nach einem Punkte dieser Durchschnittslinie konvergieren. 

 Wenn sich dann das Auge bald hebt, bald senkt und dadurch 

 bald entferntere, bald nahere Stellen der Aluminiumplattchen 

 mit dem Rande der Spiegelbelegung zusammenfallen, so rucken 

 die mit diesem Rande zusammenfallenden Punkte der Skalen- 

 teilstriche in demselben MaI3e auseinander oder zusammen 

 und der abgelesene Ausschlag bleibt immer gleich. Wenn sich 

 aufierdem die messingenen Schutzplatten so weit zuruck- 

 schieben lassen, daB die Aluminiumblattchen nicht anschlagen 

 konnen, so lassen sich an der halbkreisformigen Skala Aus- 

 schlage bis 160° ablesen. Hangen dann noch an der doppelt 

 so langen Mittelstange tiefer unten nochmals zwei schvverere 

 Goldplattchen, so gestattet das Elektroskop Ablesungen 

 zwischen sehr weiten Grenzen der Spannung. 



