Beiträge /.uv Prüfung der IMikroskope. 505 



1. Vereinfachter Gebrauch der Methode v. Ettingshausen's, zur Bestimmung 

 der Yergrösserung eines Mikroskopes. 



Den genaueren Bestimmungen der Yergrösserung eines Miiiro- 

 sivopes liegt jetzt fast immer die von Jacquin vorgeschlagene 

 Methode Q zu Grunde, wenn sie auch wegen der Anstrengung bei 

 ihrer Ausführung, nicht zur Ermittelung aller Vergrösserungen, son- 

 dern nur jener gehraucht wird, welche ein bestimmtes Objectivsystem 

 mit den verschiedenen Okularen gibt. v. Ettingsh ausen hat näm- 

 lich gezeigt-), dass man in diesem Falle die übrigen Vergrösserungen 

 der verschiedenen Objectivsysteme, combinirtmit den Okularen, durch 

 eine sehr einfache Rechnung finden könne, da sich die Vergrösse- 

 rungen zweier verschiedener Objectiv-Combinationen mit demselben 

 Okulare verkehrt verhalten, wie die absoluten Grössen der linearen 

 Dimensionen, welche bei Anwendung dieser Objective gleich gross 

 erscheinen. 



Sind also die Okulare eines Mikroskopes, O, O', 0", 0'", die 



dazu gehörigen Objective o, o', o", o'", o"" und die nach 



Jacquin's Methode gefundenen Vergrösserungen der Combinationen: 



O.) o+o'^o" ^ V ; 0.") o^o'+o" = v" ; 



0.') o + o'-f o" = v'\ 0.'") o^o'-\-o" = v'" ; 



mit den entsprechenden Gesichtsfeldern oder bestimmten Theilen 

 derselben : 



G ; g ; 7 und cj , 



ausgedrückt in Unterabtheilungen irgend eines Längenmasses, so 

 braucht man nur die durch gleichartige Massstabtheile gemessenen 

 Durchmesser der Gesichtsfelder oder Theile derselben, aller übrigen 

 Objectivsysteme mit den verschiedenen Okularen zu kennen, um die 

 Vergrösserungen sämmtlicher Combinationen durch Rechnung zu 

 finden. 



Denn bildet man die Producte der nach Jacquin's Methode 

 gefundenen Vergrösserungen mit den ihnen entsprechenden Gesichts- 



■•) U a umgart ne r und E t ti iigs li;iuseii, Zeitschrift für Physik und Mathe- 

 matik. 4. Band, S. 1. 

 ~) Dieselbe Zeitschrift, S.Band, S. 31«, 



