506 Pohl. 



felder-Diniensionen, der Kürze halber mit P; p; n und p bezeichnet, 

 alsu: 



V .G = P-, V ." y = K ', 



v'. g = p; V.'" 3 = p ; 



so werden die Vergrösserungen der noch übrigen Objectivsysteme 

 mit den vorhandenen Okularen: 



Bei Benützung von E 1 1 i n g s h a u s e n's Methode, hat man sonach, 

 wenn ein Mikroskop x Okulare besitzt und i/ brauchbare Objectiv- 

 Conibinationen zulässt, statt x,y directen Messungen der Vergrösse- 

 rungen, bloss X Messungen auszuführen, da die übrigen zu bestim- 

 menden Vergrösserungen sich durch Bechnung finden lassen. 



Eine so grosse Erleichterung nun diese Methode darbietet, so 

 erfordert sie doch, wie eben gezeigt, eben so viele directe Messungen 

 der Grössen der Gesichtsfelder oder Theilen davon, als verschiedene 

 Linsen-Cümhinationen brauchbar sind, eine ermüdende, zeitraubende, 

 und bei stärkeren Vergrösserungen oft unsicher auszuführende Arbeit. 

 Dieser Übelstand bewog viele Mikroskopiker, besonders aber prak- 

 tische Optiker, einfachere Bestimmungsweisen der Vergrösserungen 

 zu wählen, wenn auch auf Kosten der Genauigkeit. Die Methode 

 V. Ettingsha usen's lässt jedoch bei der Ausführung eine kleine 

 Vereinfachung zu, welche ohschon für Mathematiker und Physiker, so 

 zu sagen auf der Hand liegend, doch selbst in den neuesten Natur- 

 lehren und Mikrographien unhesprochen blieb, daher deren Mitthei- 

 lung an diesem Orte entschuldiget werden möge. 



Hat man nämlich nach Jacquin's Methode der Reihe nach die 

 Vergrösserungen eines bestimmten Objectivsystems mit allen dem 

 Mikroskope beigegebenen Okularen und ebenso die Gesichtsfelder 

 oder bestimmten Theile davon gemessen, welche ein und dasselbe 

 Okular mit den verschiedenen brauchbaren Objectivsystemen gibt. 



