514 Pohl. 



Zur Bestimmung der Vergrösserungen wurde für jedes Okular 

 eine Messung nach Jacquin ausgeführt, die übrigen Vergrösserungen 

 aber sind nach v. Ettingshausen's Angabe berechnet, zu welchem 

 Behufe ohne Ausnahme das Gesichtsfeld verkleinert wurde, um die 

 verzerrten Bilder an dem Bande zu vermeiden. Hieraus erklärt sich 

 auch, warum mit den später gegebenen Totaldurchmessern der 

 Gesichtsfelder nach v. Ettingshausen's Methode berechnet nicht 

 allemal genau die angesetzten Vergrösserungen folgen. Die Massvor- 

 richtung war, wenn sie auch im Allgemeinen mit der von Jacquin 

 benutzten übereinstimmt, doch soweit davon verschieden, dass man 

 dieselbe bei grösserer Genauigkeit und Bequemlichkeit zu jedem 

 Mikroskope und für verschiedene Normal-SehAveiten gebrauchen kann. 

 Ein weiterer Vortheil ist, dass sich die Vorrichtung leicht zerlegen 

 lässt und, auseinander genommen, wegen des kleinen Baumes den sie 

 einnimmt, ohne Unbequemlichkeit selbst zur Mitnahme auf Beisen 

 eignet. Die Figur B, welche die von mir benutzte Vorrichtung 

 in halber Naturgrösse von oben gesehen darstellt, wird genügen, 

 einen deutlichen Begriff von derselben zu geben. A ist der gebrauchte 

 Massstab zur genauen Ermittelung der Entfernung des kleinen, aus 

 Elfenbein verfertigten und vertieal stehenden Massstabes vi, vom 

 S ömmer Inguschen Spiegelchen s. Dieser letztere kann mittelst 

 seines ringförmigen Trägers und dreier Stellschrauben a, a, a, über 

 dem Okulare jedes Mikroskopes befestigt werden, während er durch 

 die Hülse h, soAvie der Massstab m durch die Hülse h' an A befestiget 

 ist und daran eine beliebige Verschiebung zulässt. Beim Gebrauche 

 hat man diese mittelst der Schrauben «, a, a am Mikroskope 

 befestigte Vorrichtung nur noch in der Gegend von m auf irgend eine 

 Weise zu unterstützen. 



1. Grosses Mikroskop von Plössl. 

 Dieses Instrument, gegenwärtig mein Eigenthum, wurde im Jahre 

 1845 verfertiget. Ursprünglich hatte es wie alle in früherer Zeit 

 von Plössl ausgführten Mikroskope einen Dreifuss zum Zusammen- 

 schlagen, eine grobe Bewegung des Mikroskopkörpers mittelst eines 

 Triebes, dann zur feinen Einstellung einen mittelst Mikrometer- 

 schraube vertieal beweglichen viereckigen Tisch, dessen obere unge- 

 schwärzte Messingplatte mit einer hufeisenförmigen Objectklammer 

 versehen, durch zwei gegen einander senkrecht stehende Mikro- 



