Beiträge zur Prüfung der Rlikroskope. öiD 



meterschrauben horizontal verschoben werden konnte. Zur Regelung 

 des, von einem Concavspiegel ausgesandten Lichtes für transparente 

 Gegenstände diente eine horizontal verschiebbare Blende mit 3 ver- 

 schieden grossen Öflnungen und zur Betrachtung opaker Körper ein 

 Prisma nach S ellig ue, sowie eine 55 Millimeter im Durchmesser 

 haltende Sammellinse auf besonderem Stative. Mittelst des beige- 

 gebenen Schrauben-Mikrometers konnte die vermöge seiner genau 

 geschnittenen Schraube erreichbare Genauigkeit bei der Messung nicht 

 erzielt werden, da einerseits in Folge der Befestigungsart, ander- 

 seits wegen der geringen Stabilität des Objecttisches der Mikrometer 

 zu leicht beweglich wiir, um beim Drehen der Schraube nicht auch 

 selbst eine Bewegung zu erleiden. Später ward von Plössl selbst 

 dessen Vorrichtung zur schiefen Beleuchtung mittelst des Concav- 

 spiegels angebracht, durch welche der letztere in einer Kugel- 

 zone ziemlich weit von der Längenaxe des Mikroskopes entfernt 

 werden kann, ohne dass das zu betrachtende Object wesentlich aus 

 dem Brennpunkte des Spiegels rückt. Wie zu ersehen, Hess dieses 

 Instrument, wenn auch im optischen Theile ausgezeichnet, bezüglich 

 der Aufstellung viel zu wünschen übrig, es wurde daher im 

 Frühjahre 1853, obne am ersteren das Geringste zu ändern, am 

 mechanischen Theile wesentlich umgestaltet *). 



Um dem Instrumente einen möglichst festen Stand zu geben, erhielt 

 es einen runden Messingfuss von 15-8 Centimeter Durchmesser. 

 Das dreieckige Prisma von Eisen, welches das eigentliche Mikroskop 

 trägt, wird beim Gebrauche mittelst eines Schwalbenschwanzes der- 

 art an dem Fusse befestiget, dass das Instrument während desselben 

 nicht die geringste Seitenbewegung macht 2). Der Träger des Mikros- 

 kopes steht übrigens auf einer Metallscheibe von 14*8 Centimeter 

 Durchmesser, welche centrisch um den Beleuchtungs-Apparat gedreht 

 werden kann, ohne dass letzterer seine Lage ändert, daher er wäh- 

 rend der horizontalen Drehung des Objectes immer Licht in dersel- 

 ben Richtuno' durch dasselbe wirft. 



*) Herr Prokesch hatte diese Umänderung bereit-.villig übernommen und 



zu meiner vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

 ") Einfacher wäre es freilich gewesen, das Instrument ein für allemal an seinem 



Stative zu befestigen, allein da ich die frühere Aufbewahrungs-SchatiiUe 



desselben beibehalten wollte, in welche das Mikroskop als Ganzes nicht 



unterzubringen war, so zog ich obige Anordnung vor. 



