516 Pohl. 



Der Boleiichtungs-Apparat besteht für transparente Objecte aus 

 einem Concavspiegel und einem Planspiegel von 5-2 Centimeter 

 Durchmesser, die einander ihre Rückseiten zukelirend so befestiget 

 sind, dass sie alle möglichen centrischen Bewegungen zulassen. Die 

 Fassung dieser Spiegel ist zur Abhaltung alles falschen Seitenlichtes 

 geschwärzt und dieselben können mittelst der oberwähnten von 

 Plössl ausgeführten Vorrichtung ziemlich weit aus dem Centrum 

 herausgedreht werden, um so schief durchfallendes Licht zu erhalten. 

 Für die Beleuchtung opaker Gegenstände blieb die ursprüngliche 

 Anordnung ungeändert. 



Der Tisch des Mikroskopes sitzt unverrückbar am Träger des- 

 selben fest; er ist rechteckig, 85 Millimeter lang und 73 Millimeter 

 breit, mit einer mattgeschlifienen, schw arzen Glasplatte überdeckt und 

 hat ausser der 21 Millimeter weiten MittelölTnung zum Durchlassen 

 des von den Beleuehtungsspiegeln reflectirten Lichtes, keine weitere 

 Vertiefung oder Hervorragung, so dass dessen Oberfläche vollkommen 

 eben erscheint. Erst rückwärts vom Tische sind auf passende Weise 

 zwei cylindrische Löcher eingelassen, welche zur Aufnahme von 

 Pincetten, etc., sowie der von Oberhäuser eingeführten Object- 

 klammern dienen. Die constante Höhe der oberen Fläche des Object- 

 tisches über dem Arbeitstische ist 14" 8 Centimeter. Als integriren- 

 der ßestandtheil des Beleuchtungs-Apparates befindet sieb unter dem 

 Objecttische zur beliebigen Moderirung des von den Beleuehtungs- 

 spiegeln gelieferten Lichtes, die jetzt so häufig benützte Vorrichtung 

 für vertical verschiebbare Blenden, von welchen letzteren 4 zum 

 Mikroskope gehören , mit Bohrungen von 5, 2*5, 2, und 1 Millimeter 

 Durchmesser. Da diese Vorrichtung jedoch bei Beobachtungen mit 

 schief einfallendem Lichte, also bei ausser die Axe des Instrumentes 

 gerückten Spiegeln störend wirkt, so wird selbe, wie die Figur C. 

 in halber natürlicher Grösse zeigt, nur bei a mittelst einer Schraube, 

 bei b hingegen durch einen Lappen festgehalten, und kann für diesen 

 Fall, beim Gebrauche des Schrauben -Mikrometers, sowie zum be- 

 quemen Austausch der verschiedenen Blenden , unter dem Objeet- 

 tisch um a als Drehungsmittelpunkt herausgeschlagen werden. Der 

 Schrauben-Mikrometer wird mit zwei Schrauben, die an zwei langen 

 und breiten Lappen wirken, am Tische befestiget und lässt sehr 

 genaue Messungen zu, da er beim Gebrauche nicht im Geringsten 

 seine Lage ändert. 



