Beiträge zur Prüfung der Jlikroskope. ol7 



Die Mikroskopröhre ist vollständig, ohne Objective 270 Milli- 

 meter hing, bei 40 Millimeter Durchmesser, kann jedoch durch Weg- 

 lassung eines mittleren Theiles um 62 Millimeter verkürzt werden, 

 wie natürlich auf Kosten der Vergrösserungen. Zwischen den Objec- 

 tiven und dem Okulare lässt sich ein rechtwinkeliges Glasprisma ein- 

 schalten; so modificirt, kann man das Mikroskop bei normaler Stel- 

 lung des Auges gebrauchen, auch wird dadurch das Zeichnen mikros- 

 kopischer Objecte mittelst des beigegebenen Sömmering'schen 

 Spiegelchens ermöglicht. Die Einstellung des Mikroskopes geschieht 

 bloss durch Bewegung der Röhre, grob mittelst eines Triebes, fein 

 mit Hilfe einer Mikrometerschraube. Die Totalhöhe des Instrumentes 

 beträgt bei Anwendung dreier Objective im Mittel 44-0 Centimeter. 



Objective gehören zum Instrumente sieben, dann noch ein beson- 

 ders erst im Jahre 1850 nachgeliefertes Objeetivsystem aus 3 Linsen 

 bestehend und später mit aA^h-\-c bezeichnet. Okulare sind drei 

 gewöhnliche und ein aplanatisches vorhanden. Die Blenden der mit 

 I, II und III bezeichneten Okulare haben runde Einschnitte zur Auf- 

 nahme von Glasmikrometern sowie eines Glasplättchens mit einem 

 einradirten Kreuze, statt dem Fadenkreuze bei Messungen mit dem 

 Schraubenmikrometer. Die Blende des Okulares II lässt sich übrigens 

 mittelst einer von Plössl ausgeführten Vorrichtung zur genauen 

 Einstellung der im Okulare liegenden Mikrometer etc. sanft verschie- 

 ben, ohne dass man nöthig hätte, durch Abnehmen des Okulares die 

 Beobachtung zu unterbrechen. 



Was die Durchmesser der 10 Objective anbelangt, so betragen 

 dieselben bei: 



. &=50 



„ c = O'l „ 



Objectiv 1 bis 6 können beliebig combinirt werden, Nr. 7 lässt 

 jedoch nur die Combinationen 6-|-7, dann S -}- 6 -|- T zu. In der 



