520 Pohl. 



ßeleuchluDg bereits die Qiierlinien auf den Flügelschuppen von 

 Nip/Ha'cJna Janira, allein einander fast berührend und so zart, 

 dass man erst bei längerer Betrachtung des Objectes dieselben 

 ausnimmt. 



2. Grosses Mikroskop von Plossl. 



Im Frühjahre 1852 vollendet und Eigenthum der kaiserl. Aka- 

 demie der Wissenschaften. Wenn auch dieses Instrument in Bezug 

 auf den optischen Theil gegen das eben beschriebene nur geringe 

 Abänderungen darbietet, so ist doch die Adjustirung wesentlich ver- 

 vollkommnet worden. Der runde Objecttiscb steht nämlich fest und 

 hat oben eine drehbare Platte von polirtem Messing, in Folge dessen 

 aber unter manchen Umständen falsches Licht in das Auge gelangen 

 kann. Diese Platte besitzt an der Peripherie eine Theilung in 360", 

 so dass ihre Drehungen mittelst eines feststehenden Indexes ablesbar 

 sind. Der obere Theil des Tisches hat übrigens noch zwei feine auf 

 einander senkrechte Bewegungen, deren eine durch den unabnehmbar 

 mit dem Tische verbundenen Schraubenmikrometer, die andere durch 

 eine feine Schraube hervorgebracht wird. Durch diese Einrichtung 

 ist zwar zu Messungen mit dem Schraubenmikrometer die nöthige 

 Festigkeit erzielt, allein er kommt dabei in Gefahr, manchmal durch 

 Flüssigkeiten etc. verunreinigt zu werden, abgesehen davon, dass die 

 rechts vom Objecttische etwas hoch vorstehende Schraubentrommel 

 beim Präpariren oft hindernd im Wege steht. Als Objectenklemme 

 dient noch immer die hufeisenförmige, welche jedoch leicht abge- 

 schraubt werden kann, wornach die Tischfläche eben erscheint. Unter 

 dem Tische befindet sich zur Modificirung des durchfallenden 

 Lichtes wieder die horizontal verschiebbare, dreifach durchlöcherte 

 Scheibe und das nöthige Licht wird von einem Concavspiegel gelie- 

 fert, der auch in einer Kugelzone ausser die Axe des Instrumentes 

 gerückt werden kann. Die verticale, zarte und feine Bewegung der 

 Mikroskopröhre geschieht mittelst Triebes und Mikrometerschraube. 

 Der Tisch steht 140 Millimeter über dem Arbeitstische und die 

 Totalhöhe des Instrumentes ist bei Verwendung des Objectivsystemes, 

 5 -f 6 4-7 gegen 448 Millimeter. Die Zahl der Objective beträgt 7, 

 die der Okulare mit dem ai>lanatischen vier; im Okular II ist ein für 

 allemal ein Fadenkreuz eingesetzt, das, um es genau in den Brenn- 

 punkt zu bringen, bloss mit freier Hand verschoben werden kann. 



