524 p o h 1. 



V 



derlicli zu einem Systeme verbunden und dieses so eingerichtet, dass 

 man es zur Betrachtung von Objecten mit oder ohne Deckplättchen 

 von bestimmter Dicke verwenden kann. Ebenso ist jetzt bei festste- 

 hender Beleuchtung der Mikroskopkörper sammt Tisch horizontal im 

 Kreise drehbar, der letztere rund, von 79 Millimeter Durchmesser und 

 mit einer schwarzen Glasplatte bedeckt. 



Die Beschreibung eines solchen, dem Herrn Dr. Heschl gehö- 

 rigen grossen Mikroskopes wird Prof. Schrott er bei einer andern 

 Gelegenheit liefern. 



4. Kleines Arbeitsmikroskop von Plössl. 



Dieses unter die Beihe der sogenannten Dissections-Mikroskope 

 gehörige, bereits vor längerer Zeit verfertigte Instrument ist Eigen- 

 thum des mineralogischen Cabinetes am k. k. polytechnischen Insti- 

 tute. Es unterscheidet sich von den vorher beschriebenen Mikro- 

 skopen wesentlich dadurch, dass es nur Ein Okular und zwar ein terre- 

 strisches besitzt, also aufrechte Bilder liefert, und mit ein und der- 

 selben Objectiv-Combination durch Verlängerung des Bohres stei- 

 gende Vergrösserungen zulässt. Das Instrument ruht auf einem run- 

 den Messingfusse von 82* 5 Millimeter Durchmesser und hat einen 

 ziemlich festen Stand. Der runde, SO Millimeter im Durchmesser 

 haltende Objecttisch aus Messing ist gegen die feststehende Mikro- 

 skopröhre mittelst eines Triebes vertical beweglich und dessen obere 

 Fläche befindet sich 100 Millimeter über der Ebene des Arbeits- 

 tisches. Der concave Beleuchtungsspiegel, 28 Millimeter im Durch- 

 messer, lässt centrisch Bewegungen nach allen Seiten zu, und der 

 Objecttisch kann mittelst eines Triebes auch horizontal verschoben 

 werden, sowie die Mikroskopröhre einer horizontal kreisförmigen 

 Bewegung fähig ist. 



Die Mikroskopröhre hat 20 Millimeter Durchmesser, die Total- 

 höhe des Instrumentes beträgt bei Anwendung der drei dazu gehöri- 

 gen Objective von 7*2; 7'0 und 7*2 Millimeter Durchmesser und 

 ganz zusammengeschobener Bohre 260 Millimeter, ganz ausgezogen 

 hingegen 345 Millimeter. Für die Objectiv-Combination 1-J-2-J-3 

 sind an verschiedenen Böhrenstellen mit Strichen folgende Vergrös- 

 serungen angezeichnet: 



20, 40, 70, 100, 140, 180. 



