Beiträge zur Prüfung der Mikroskope. 



523 



Die von mir vorgenommenen Vergleiehungen ergaben jedoch 

 als Resultate : 



Die Lücken in den Angaben vorhergehender Tabelle rühren 

 davon her, dass bei Anwendung der einfachen Objective und ver- 

 kürzter Röhre des Mikroskopes, der Objecttisch nicht mehr tief genug 

 herabgeschraubt werden kann, um deutliche Bilder zu erhalten. 



5. Kleines Mikroskop von Nachet in Paris. 



Dieses Instrument, Eigenthum des Dr. G. Wimmer, wurde im 

 Jahre 1851 direct von Nachet bezogen und gehört nach dem 

 Urtheile aller Sachkenner in optischer Beziehung zu den besten in 

 dieser Grösse von Nachet ausgeführten Mikroskopen. 



Es hat einen sogenannten Trommelfuss, mit rechteckiger 

 schwarzer Platte von Messing bedeckt, die 80 Millimeter lang, 

 60 Millimeter breit ist, als Objecttisch fungirt und 75 Millimeter 

 über dem Arbeitstische liegt. Die Trommel selbst besitzt 80 Milli- 

 meter im Durchmesser und ist so schwer, dass das ganze Instrument 

 recht fest steht. Die Beleuchtung transparenter Objecte geschieht 



34 * 



