526 



Pohl. 



mittelst eines Concavspiegels von 28-5 Millimeter Durchmesser, der 

 nur um eine horizontale Axe drehbar, nicht ausser die Längenaxe des 

 Instrumentes gerückt werden kann. Das von ihm ausgesandte Licht 

 lässt sich durch vier verschieden grosse an einer Drehscheibe befind- 

 liche BlendüfTiiungen beliebig modificiren. Zur Beleuchtung opaker 

 Gegenstände ist eine am Träger der Mikroskopröhre befestigte und 

 mittelst Knieen bewegliche, planconvexe Lichtverstärkungs-Linse von 

 33 Millimeter Durchmesser beigefügt. 



Die Mikroskopröhre hat 20 Millimeter im Durchmesser, ist ohne 

 Objectiven im Minimo 152 Millimeter lang, kann aber bis zu 

 202 Millimeter Länge ausgezogen werden , während die betreffenden 

 Gesammthöhen des Instrumentes beim gebrauche im Mittel 250 und 

 350 Millimeter betragen. Die grobe Einstellung geschieht an der 

 Mikroskopröhre mit freier Hand, die feine hingegen ebendaselbst 

 mittelst einer Mikrometerschraube. 



Zum Mikroskope gehören endlich drei Okulare und drei Objec- 

 tiv-Systeme, deren Linsen einzeln gebraucht, keine hinreichend 

 klaren Bilder liefern. Die vorgenommenen Messungen ergaben die 

 Durchmesser der untersten Linsen der Objectivsysteme : 



1 gleich 4-00 Millimeter, 



2 „ 3-00 



3 „ 1-75 



Die Leistungen des Instrumentes sind : 



