534 Pohl. Beiträge zur Prüfung der Mikroskope. 



Die obgenannten Naturforscher begnügen sich nämlich meistens 

 nicht, bloss die in einer mathematischen Ebene gelegenen Object- 

 theile auf einmal deutlich zu sehen, und sich durch wiederholte 

 Einstellungen und geistige Combination des Gesehenen ein plasti- 

 sches Bild des Objectes zu verschaffen; sondern sie wollen der 

 Bequemlichkeit halber auf einen Blick wie mit freiem Auge ein mög- 

 lichst deutliches plastisches Bild erhalten, eine Forderung, welcher 

 ein Mikroskop vom theoretischen Standpunkte aus, um so weniger 

 entsprechen darf, je vollkommener dessen Linsen ausgeführt sind. 

 Plössl's Mikroskope geben nur die in einer Ebene liegenden Umrisse 

 etc. im hohen Grade deutlich, besitzen also eine grosse definirende 

 Kraft im strengsten Sinne des Wortes, während die französischen 

 Mikroskope, deren Linsensysteme mit kleinen Fehlern behaftet sind, 

 als Folge davon noch Objecttheile erblicken lassen, die verhältniss- 

 mässig hoch über und tief unter der Normal-Ebene liegen. Das Ge- 

 sagte wird unter anderm dadurch erwiesen, dass man um die V. bis 

 XV. Gruppe an Nobert's Scale zu lösen, deren Linien nicht nur 

 ungleiche Entfernungen von einander haben sondern auch ungleich 

 tief einradirt sind, bei P 1 ö s s l's Mikroskopen für jede einzelne Gruppe 

 besonders, mit der Mikrometerschraube auf das Genaueste einstellen 

 muss, während für die Instrumente von Nachet die Linien mehrerer 

 Gruppen zugleich mit derselben Deutlichkeit erscheinen. 



Wird übrigens bei PlössTs Mikroskopen die Röhre durch Ab- 

 schraubung des Mittelstückes verkürzt, das Instrument also bezüglich 

 der sphärischen Aberration untercorrigirt, so nimmt dadurch die defi- 

 nirende Kraft selbst im weiteren Sinne des Wortes zu, während die 

 penetrirende Kraft fast bis zu jener der französischen Instrumente 

 herabsinkt. Bei dieser Anordnung vertragen jedoch die Mikroskope 

 von Plössl selbst für die stärkste Vergrösserung wie die Pariser 

 Instrumente die Anwendung eines dünnen Deckgläschens, das bekannt- 

 lich je nach der Dicke mehr weniger übercorrigirt, ohne einen Verlust 

 an penetrirender Kraft zu erleiden. 



