652 



P o h 1. 

 Tabelle A. 



Ist an einem Instrumente der Fundamental -Abstand in einem 

 beliebigen Masse gegeben, so sind aus Tabelle A die Wertbe von 

 /' zu nehmen, mit der bekannten Scalenlänge zu multipliciren und 

 durch 1000 zu theilen, um so /' im gewünschten Masse ausgedrückt, 

 von n an gezählt zu erhalten. Z. B, die Scale des Instrumentes soll 

 6 Zoll gleich 158 Millimeter lang werden, und es wäre der Scalen- 

 punkt für 20 Procente zu suchen, so ist in Wiener Zoll : 

 797-4.6 



1000 



= 4-784 W. Zoll, 



oder in Millimetern 



797-4.158 

 1000 



= 125-99 Millimeter, 



welche Länge vom Nullpunkte des Instrumentes an aufzutragen ist. 

 Oft dient es zur wesentlichen Erleichterung, wenn man nähe- 

 rungsAveise für ein Instrument bei gegebener Scalenlänge die 

 Dimensionen oder umgekehrt bestimmen kann. Nennt man zu diesem 

 Behüte R das Volumen des Aräometers, welches in Wasser von der 

 Dichte Eins einsinkt, R^ das der Röhre vom Nullpunkte bis zum 

 grössten Procentgehalte der beobachtet werden soll, und dem die 

 Dichte f/„ entspricht, so hat man: 



R= (R — R,) d„ und 



^«=^(^) • • • • (") 



für </„ nun 1-1066, also 25 Procenten entsprechend gesetzt, wird: 



ß^ = 0-09633 /i. 



