634 Pohl. 



Die an der Hülfsscale bestimmten Normalpunkte werden jetzt 

 mittelst feiner Diamantstriehe am Halse des Saeliarometers unver- 

 änderlich bezeichnet, dann die Hilfsscale herausgenommen und selbe 

 durch die richtige Scale ersetzt, welche aber keine Gewichtsände- 

 rung des Instrumentes hervorbringen darf, wenn durch dasselbe 

 noch ferner richtige Angaben geliefert werden sollen. Die neue 

 Scale muss daher nicht nur aus demselben Papiere und von gleicher 

 Grösse mit der Hilfsscale sein, sondern es muss zu deren Befestigung 

 an die innere Glaswand auch die möglichst gleiche Gewichtsmenge 

 des Bindemittels verwendet werden. Der Nullpunkt und Endpunkt 

 der neuen Scale hat natürlich den beiden Diamantstrichen des Funda- 

 mentalabstandes genau zu entsprechen. 



Diese Bestimmung des Fundamentalsabtandes ist zwar bei An- 

 wendung der nöthigen Sorgfalt genau , und für Verfertigung von 

 Normal-Instrumenten unerlässlich, bei welchen sogar noch ein dritter 

 zwischen dem Anfangs- und Endpunkte ungefähr in der Mitte liegen- 

 der Punkt, ermittelt werden muss, allein sie erscheint zeitraubend 

 und unbequem. 



Weit einfacher ist die Anwendung eines Scalennetzes, zu 

 dessen Construction zwei parallele Horizontallinien der kleinsten 

 und grössten Länge der zu construirenden Scalen, 4 und 8 Zollen 

 entsprechend, gezogen, nach Tabelle Aeingetheilt, und dieTheilpunkte 

 (partes) durch gerade Linien verbunden werden. Hat man eine Scale 

 innerhalb der Grenzen des Netzes zu theilen, so wird selbe parallel 

 zu den Horizontallinien auf das Netz so angelegt, dass die äussersten 

 Punkte derselben mit den verticalen Endlinien zusammenfallen. Die 

 Zvvischenpunkte der zu construirenden Scale sind dann durch die 

 Zwischenlinien des Netzes hinreichend genau gegeben, vorausgesetzt, 

 dass letzteres mit aller Sorgfalt gezogen wurde. 



Den noch übrigen Mitteln zur Scalen-Construction ohne Anwen- 

 dung von Probelösungen, mangelt bei gleichem Grade der Genauigkeit 

 wie die angeführten, die nöthige Einfachheit, sie können daher für 

 unseren Zweck übergangen werden. 



§. 8. Alles vorher Gesagte gilt nur, wenn der Hals des Sacha- 

 rometers durchgängig gleichen Querschnitt liat, was jedoch nur 

 selten vorkommt, da die meisten Bohren, und zwar oft im beträcht- 

 lichen Grade conische Form besitzen. Es lässt sich deicht zeigen, um 

 wie viel der Böhrendurchmesser an einem Ende des Halses grösser 



