636 



Pohl. 



Normale, und zwar direct in Thermometergrade getheilt umfassen ; 

 neben denselben kann es aber aucb die Correction angeben , welche 

 am abgelesenen Proeentgehalte anzubringen ist, wenn die Temperatur 

 während der Beobachtung nicht mit der Normaltemperatur überein- 

 stimmt. Da diese Correction nicht nur mit der Temperatur, sondern 

 auch mit dem Proeentgehalte der Zuckerlösung zu- und abnimmt, so ist 

 es am besten, die Correctionsscale für Einen Grad Temperatur-Unter- 

 schied unmittelbar neben die Thermometerscale anzusetzen und dann 

 für höhere oder niedere Proeentgehalte, zu der unmittelbar abge- 

 lesenen Anzeige den entsprechenden aliquoten Theil zu addiren oder 

 subtrahiren. Die folgenden kleinen Tafeln geben, mit für die Praxis 

 hinreichender Genauigkeit, die an den Anzeigen eines gläsernen 

 Sacharometers anzubringenden Correctionen für Einen Grad Tempe- 

 ratur-Unterschied, also mit Berücksichtigung der Ausdehnung des 

 Glases. Die Werthe dieser Tafeln sind für Temperaturen über dem 

 Normale additiv, für solche unter dem Normale subtractiv. 



Corrections-Tabelle für die Angaben eines gläsernen Sacharo- 

 meters bei einer während der Beobachtung von dem Normale um Einen 

 Grad verschiedenen Temperatur in Graden Celsius ausgedrückt. 



