Über Sacharometer. 



657 



Correctionstabelle für die Angaben eines gläsernen Sacharo- 

 meters bei einer während der Beobachtung von dem Normale um Einen 

 Grad verschiedenen Temperatur, in Graden Reaumur ausgedrückt. 



Die Reduction der abgelesenen Procente und Dichten auf die 

 Normaltemperatur lä» C. = 12o R. geschieht nach den Glei- 

 chungen 



und 



I) = d ± (t— t')v 



in denen P und D den Procentgehalt und die Dichte bei der Nor- 

 maltemperatur, p und d die beobachteten entsprechenden Angaben, 

 ferner t — t' die Differenz zwischen der Normaltemperatur und der 

 abgelesenen Temperatur, endlich p undv die entfallenden Correctionen 

 für loC. oder !<> R. aus vorhergehenden Tabellen bedeuten. 



Gebrauch der Sacharometer. 



§. 10. Alle kleinen Vorsichten und Regeln beim Gebrauche des 

 Sacharometers anzugeben, würde hier offenbar zu weit führen, da 



